Bioelektrische Studien an der Magenmuskulatur. I. 



171 



Ableitung geschah zu einem Einthoven-Edelmann'schen Saiten- 

 galvanometer mit feiner Platinsaite von 8500 Q, welche so we it ent- 

 spannt war, dass der zur Eichung benutzte Strom eines West 011 'sehen 

 Normalelements von 1,019 Volt — mit 101 800 O Vors ehalt wider- 

 stand im Hauptkreise und 100 O Nebenschliessung während der 

 Eichung — bei alleiniger Leitung durch das Galvanometer (8500 Q.) 

 einen Ausschlag von 13,2 mm bzw. 6,6 Ordinatenteilen, bei Leitung 

 durch das Präparat (34000 O) selbst einen solchen von 3,3 mm bzw. 

 1,65 Ordinatenteilen ergab. Es entsprach demnach (in beiden Fällen) 

 1 mm bzw. 0,5 SkT. 0,88. 10 -8 Ampere. Es bedeutet das etwa das 

 iy 2 fache an Empfindlichkeit, wie sie bei Aufnahme des Ekg (1 mm 

 bzw. 0,5 SkT. 1,0 bis 1,5 Hunderttausendstel Milliampere) verwendet 

 zu werden pflegt, also eine weitgehende Entspannung der Saite, welche 



Abb. 1. Horizontalmyographion mit Triebverstellung 

 (im Verhältnis 2,5 : 1 verkleinert). 



dieselbe schon etwas in die Gefahr des „Klebenbleibens" an den Pol- 

 schuhen bringt. Da der Präparatenkreis in Ruhe eines Eigenstromes 

 nahezu ganz entbehrte, wurde im allgemeinen auf Kompensation oder 

 auf Einschaltung von Kondensatoren verzichtet, hingegen der Saiten- 

 schatten mittels des seitlichen Triebes des Projektionsokulars an ge- 

 eignete Stelle gerückt. Analoges wurde am Zeichenhebel durch Längs- 

 verstellen des „fixen" Präparatenhakens bzw. seines Trägers (in der 

 zweiten Beobachtungsreihe mittels feinen Triebes) erreicht. 



Auf den Spalt der Registrierttrommel warfen demnach ihren 

 Schatten: 1. die Zeigernadel bzw. der Zeichenhebel, 2. die Galvano- 

 metersaite, 3. der Hebel eines Jaquet 'sehen Chronographen, so dass 

 die gewonnenen Kurven das Mechanogramm, das Elektrogramm und 

 Sekundenmarken enthalten — nebst den nach Garten 's Episkotister- 

 methode verzeichneten Ordmaten und den Abszissen (mit 2 mm Ab- 



