Die früheren Zählungen der Erythrocyten im Blute versch. Tiere usw. 357 



cyten auflöst, hinzugefügt; es wurde so lOOfach verdünntes Blut er- 

 halten, das zur Hämoglobin bestimmung diente. 



Darauf wurde in der zuerst genannten Blutmischung die ver- 

 gleichende Zählung nach der Thoma'schen und der Bürker'schen 

 Methode durchgeführt. Um unter möglichst identischen Bedingungen 

 zählen zu können, wurde eine Bürker'sche Zählkammer zuerst nach 

 Art der Thoma'schen Methode gefüllt, es wurde also ein Tröpfchen 

 der Blutmischung auf die Zählfläche gebracht und dann erst das Deck- 

 glas aufgelegt und gezählt. Dann wurde dieselbe Kammer nach der 

 Bürker'schen Methode gefüllt, d. h. es wurde das Deckglas vorher 

 aufgelegt, durch Klammern aufgedrückt und dann erst die Blutmischung 

 durch Kapillarität in den Zähhaum befördert und ausgezählt. In 

 beiden Fällen wurden die Räume über 320 Quadraten berücksichtigt 

 und die ermittelten Zahlen in die Schemata eingetragen 1 ). 



Nunmehr war das Senkungsbestreben der Erythrocyten 

 in der Blutmischung festzustellen. Dabei handelt es sich um das 

 Problem des Falles im widerstrebenden Medium. 



Zuerst wurde so verfahren, dass die Blutmischung in senkrecht 

 gestellte Glasröhrchen gebracht und beobachtet wurde, um welche 

 Strecken sich der Blutkörperchenspiegel in einer bestimmten Zeit 

 senkte. Es ergab sich nun, dass die Senkungsgeschwindigkeit abhängig 

 ist von der Weite der Röhrchen, indem bei engen Röhrchen (2,5 mm 

 lichte Weite) die Senkung rascher erfolgt als bei weiten (7,5 mm 

 lichte Weite). Bei engen Röhrchen ging ferner die Senkung in der 

 Mitte der Flüssigkeitssäule rascher vor sich als am Rande. Bei weiten 

 war es umgekehrt. Auch die Temperatur hatte insofern einen Einfluss, 

 als bei höherer Temperatur das Senkungsbestreben grösser war als 

 bei niederer. Um zu vergleichenden Werten zu kommen, wurden daher 

 Röhrchen von 5 mm lichter Weite und 50 mm Länge benutzt und in 

 ein Wasserbad von 20° C. eingetaucht. Einen Durchmesser von 5 mm 

 pflegen auch die Tröpfchen der Blutmischung, welche man auf die 

 Zählfläche der Thoma'schen Zählkammer bringt, zu haben. Die Röhr- 

 chen waren ferner entweder selbst mit einer Millimeterskala versehen, 

 oder sie wurden zur Vermeidung der Parallaxe ohne eine solche 

 vor einer in Millimeter geteilten Spiegelglasskala befestigt und mit 

 dieser zusammen in das Wasserbad versenkt. 



Ein in dieser Weise mit meinen Erythrocyten angestellter Versuch 

 ergab folgendes Resultat: 



Versuch vom 21. März 1918. 

 Blut von mir wird 200faGh mit Hayem'scher Lösung verdünnt und 

 in ein 5 mm weites, 50 mm langes, vor einer Spiegelglasskala befestigtes 



1) Genaueres über die Art der Zählung siehe in der S. 355 Anm. 3 

 zitierten Arbeit von Bürker S. 57. 



