Experimentelle Untersuchungen zur Thermodj'namik des Muskels. VI. 283 



in Cambridge, der im Jahre 1911 mehrere Wochen mit meinen. Apparaten 

 in Tübingen gearbeitet hat, die Methode in ihren Grundzügen über- 

 nommen, sie für seine Zwecke noch weiter ausgearbeitet und sehr 

 bemerkenswerte Ergebnisse damit erzielt. 



Im Winter vor dem Kriege habe ich die Versuche in Tübingen 

 wieder aufgenommen, einige methodische Fragen, die sich aus den 

 Hill 'sehen Arbeiten ergaben, beantwortet und dann die im Titel 

 angedeuteten Untersuchungen durchgeführt ^). Ergänzende Versuche 

 wurden in der letzten Zeit in Giessen angestellt, wobei ich von 

 Fräulein M. H. Mülberger und Fräulein E. Sülze unterstützt wurde. 



2. Methodik. 



Das Wesenthche der Methodik, wie sie sich im Laufe der Jahre 

 herausgebildet hat, ist: es kann sowohl mit einzehien Thermo- 

 elementen aus Konstantan - Eisen von verschwindender Wärme- 

 kapazität als auch mit ganzen Thermosäulen verschiedener Art 

 (umfassende Thermosäule, Gittersäule) gearbeitet werden. Somit ist 

 es mögUch, die Wärme an einer engumschriebenen Stelle des Muskels 

 und auch in einem grösseren Bereich desselben zu bestimmen, was 

 in Hinsicht darauf, dass die Muskeln aus nicht einheitlichen Elementen 

 aufgebaut sind, zur Erzielung eines guten Durchschnittswertes von 

 Bedeutung ist. Es können dadurch ferner die älteren Methoden von 

 Heidenhain und Fick mit der neueren von Blix in Beziehung 

 gebracht, zugleich aber auch Einseitigkeiten, welche jeder dieser 

 Methoden für sich anhaften, vermieden werden. Während endlich 

 die Methoden der anderen Autoren mehr oder weniger auf ein be- 

 stimmtes Muskelpräparat zugeschnitten sind, können bei der Methode 

 des Verfassers alle Muskelpräparate zur Verwendung kommen. 

 Die Untersuchungen mit einem und mit mehreren Thermoelementen 

 werden zugleich als sich gegenseitig kontrolHerende benutzt. 



Von der umfassenden Thermosäule und der Gittersäule ist 

 Hill -) bei der Konstruktion seiner ,,Ring- oder konischen" und seiner 

 ,, geraden Thermosäule" ausgegangen. Die Herstellung der Lötstellen 

 geschieht im Prinzip nach meiner Methode. Der umfassenden Thermo- 

 säule versagt Hill (S. 398) die Anerkennung nicht, aber er hat Be- 

 denken gegen ihr Gewicht und behauptet, dass sie leicht abgleitet. 

 Nun beträgt aber das Gewicht dieser Säulen nur etwa 1,5—2 g; es 

 dürfte, wenn Hill 's Zeichnung auf S. 400 die Verhältnisse richtig 



1) Kurze Mitteilung darüber im Zentralbl. für Physiol. Bd. 28, S. 774. 

 1914. Die Veröffentlichung kann wegen Teilnahme am Krieg erst jetzt 

 erfolgen. 



2) A. a. O. S. 396ff. 



