284 K. Bürker: 



wiedergibt, kaum grösser als das seiner konischen Thermosäule sein. 

 Was will aber eine Mehrbelastung von 1,5—2 g bedeuten gegenüber 

 den Gewichten, die man den Muskeln bei Versuchen anzuhängen 

 pflegt. 



Wenn Hill ferner die umfassende Säule abgeghtten ist, so hat 

 er sie nicht richtig angeordnet. Diese Säule ist besonders für den 

 Gastrocnemius gebaut und kann unmöglich abgleiten, wenn sie dort 

 aufgesetzt wird, wo der Muskel am dicksten ist; denn wie der Muskel 

 sich von dort aus nach oben und unten verjüngt, so auch die ihn 

 umfassende Thermosäule. Dabei kann der Druck mit Hilfe der Stell- 

 schraube aus Aluminium passend reguliert werden. Hill hat für 

 verschieden dicke Muskeln sechs verschieden grosse, konische Thermo- 

 säulen benutzt; das bedeutet doch eine ganz entschiedene Kom- 

 plikation, während meine umfassende Thermosäule innerhalb gewisser 

 Grenzen verschieden dicken Muskeln leicht angepasst werden kann. 

 Auch am Adduktorenpräparat Habe ich, wenn nur der Druck der 

 Säule richtig reguhert wird — und die Vorrichtung dazu ist ja da — , 

 ein Abgleiten nicht beobachtet. Sollten die Muskeln einmal gar zu 

 schwach sein, so kann man durch zwei Seidenfäden, die man um den 

 Träger des Adduktorenpräparates und die Thermosäule schlingt und 

 festbindet, diese leicht in ihrer Stellung erhalten. 



Ein gelinder Druck ist nötig, um die Thermoelemente in innige 

 Berührung mit dem Muskel zu bringen und bei der Kontraktion zu 

 erhalten ; die den Druck bewirkende Feder muss nur möglichst schwach 

 sein. Bedenkt man, welchen starken seitlichen Druck die benach- 

 barten Muskeln einer Extremität bei der Kontraktion normalerweise 

 aufeinander ausüben, so dürfte diesen Drucken gegenüber der von 

 der Thermosäule ausgeübte Druck nicht in Betracht kommen. Dass. 

 starke lokale Drucke die Leistungsfähigkeit des Muskels nicht nur 

 an der gedrückten Stelle selbst, sondern auch ausserhalb derselben 

 beeinflussen können, geht aus einer Arbeit von A. Tschermak ^) 

 hervor. 



An Hill 's konischer Thermosäule habe ich auszusetzen, dass die 

 Berührung der Lötstellen mit dem Muskel keine sehr innige sein kann^ 

 imd dass ferner, was besonders wichtig ist, das Ebonit unter den 

 inneren Lötstellen nicht unterhöhlt ist, wodurch leicht die negative 

 Wärmeschwankung zustande kommen und ferner eine nicht erwünschte 

 Abgabe von Wärme an das Ebonit stattfinden kann. 



Hill hat ferner die äusseren Lötstellen in das Ebonit versenkt; 

 ich halte dies nicht für' richtig, und zwar aus folgendem Grunde. Der 

 Muskel ist immer kühler als die Umgebung. Wenn die äusseren Löt- 



1) A. Tschermak, Über den Einfluss lokaler Belastung auf die 

 Leistungsfähigkeit des Skelettmuskels. Dieses Archiv, Bd. 91, S. 217. 1^02. 



