Experimentelle Untersuchungen zur Thermodynamik des Muskels. VI. 285 



stellen nicht auch etwas abgekühlt werden, so ist ein störender Bestand- 

 strom vorhanden. Dadurch, dass ich nun die äusseren Lötstellen auf 

 die Oberfläche des Elfenbeins lege und sie mit einem Streifchen Filtrier- 

 papier, das mit destilliertem Wasser befeuchtet ist, bedecke, vermindere 

 ich diesen Bestandstrom wesenthch. Daher kommt es auch, dass ich 

 sehr bald ohne thermische Störungen mit den Versuchen beginnen 

 kann. Dieses angefeuchtete Filtrierpapier verzögert auch, wie er- 

 wünscht, etwas den Fluss der Wärme von den inneren nach den 

 äusseren Lötstellen hin. 



Als einen Fehler sieht es Hill an, dass ich die Thermoelemente 

 in keiner Weise gefirnisst oder isoHert habe. Das ,,in keiner Weise"" 

 ist nicht richtig; die dem Muskel anhegenden Teile werden vielmehr 

 von mir mit. Paraffinöl bestrichen. Aber abgesehen davon habe ich 

 mir die Frage der Isolierung natürlich gründlich überlegt. 



Zunächst ist klar, dass jede elektrische Isoherung avich eine nicht 

 gewünschte thermische bedeutet. Es ist ausserdem schwer, die sehr 

 feinen, nur 0,L mm dicken Drähtchen mit einem sehr dünnen, auch 

 bei Verschiebungen am Muskel festsitzenden, durch die Muskel- 

 feuchtigkeit nicht gefährdeten Überzug zu versehen. Man gebe sich 

 hier keinen Illusionen hin; sagt doch Hill selbst: ,,Alle verwendeten 

 Thermosäulen sind notwendigerweise einigermassen unvollkommen 

 isohert, da der Schellacküberzug, der sie bedeckt, dünn sein muss, 

 damit die Wärmeleitung ungestört und entsprechend rasch vor sich 

 gehen kann" (S. 408). Wenn man freilich, wie Hill es tut, den Überzug 

 so dick wählt, dass die feinen Drähtchen geradezu getragen und ge- 

 stützt werden, dann mag der Überzug eher haften, aber auch den 

 raschen Fluss der Wärme vom Muskel nach den Lötstellen hin bei 

 dem schlechten Wärmeleitvermögen des Schellacks verzögern. 



Dass bei meiner Versuchsanordnung jedenfalls zunächst die Reiz- 

 ströme den Thermostrom nicht störend beeinflusst haben, 

 davon habe ich mich selbstverständlich immer überzeugt. 



Wenn es sich irgendwie durchführen lässt, reize ich die Präparate 

 indirekt; ein Einbrechen des Reizstromes in den Thermostromkreis 

 kommt unter diesen Umständen nicht in Betracht. Muss direkt gereizt 

 werden, dann lässt sich immer der Abstand der Reizstelle von der 

 Stelle, wo sich das Thermoelement oder die Thermosäule befindet ,^ 

 so gross wählen, dass der Reizstrom nicht in den Thermostromkreis 

 gelangt. Und endlich fand ich bei Totaldurchströmung der Muskeln 

 mit Reizströmen solcher Stärke, dass eine maximale Zuckung ent- 

 stand, noch keine Einwirkung des Reizstromes auf den Thermostrom; 

 sowohl bei Verwendung der umfassenden Thermosäule als auch der 

 Gittersäule. Wenn eine solche Einwirkung bei noch grösserer Strom- 

 stärke zustandekommt, so äussert sie sich durch kaum zu verkennen- 



