286 K. Bürker: 



den, ruckweisen Ausschlag des Magnetsystems, der wesentlich ver- 

 schieden von dem durch den Thermostrom veranlassten Ausschlag ist. 



Endlich erscheint mir eine noch bessere Isolierung der Thermo- 

 elemente als mit Paraffinöl, wenigstens bei gewöhnlichen myother-' 

 mischen Versuchen, auf Grund folgender Beobachtungen nicht nötig 

 . zu sein. 



Es war zunächst zu prüfen, ob und bis zu welchem Grade der 

 Thermostrom einen Kurzschluss erfährt, wenn das Thermoelement 

 bzw. die Thermosäule mit dem Muskel in Berührung steht. Bei meiner 

 umfassenden Thermosäule werden 20 Lötstellen dem Muskel in der 

 Peripherie leicht aufgedrückt. Die nur 0,1—0,2 mm dicken, an der 

 Lötstelle vereinigten Konstantan-Eisendrähtchen liegen dabei dem 

 Muskel jeweils in einer Gesamtausdehnung von etwa 5 mm an. Mit 

 Absicht wurde die Lötstelle nicht allein mit dem Muskel in Berührung 

 gebracht, sondern auch die anstossenden Drähtchen auf eine kurze 

 Strecke, um den Abfluss der Wärme von der Lötstelle weg zu ver- 

 zögern. Die seitliche Entfernung der einzelnen Lötstellen voneinander 

 beträgt etwa 1 mm. Ein Kurzschluss des Thermostromes kann nun 

 dadurch Zustandekommen, dass der Strom die Muskelbrücke von 

 5 mm Länge und 1 mm Breite überschreitet und so direkt zum Thermo- 

 element zurückgelangt, ohne durch das Galvanometer zu gehen. 



Um ein Urteil über die Stärke dieses Zweigstromes zu erhalten, 

 wurde der Widerstand der Muskelbrücke in folgender Weise bestimmt. 

 Zwei der dünnen Eisendrähtchen wurden zu je einem Bügel geformt, 

 mit je einem Kupferdraht verlötet und in einer Ausdehnung von 

 5 mm und einem Abstände von 1 mm einander gegenüber auf einen 

 Gastrocnemius aufgedrückt. Die Widerstandsbestimmung der Muskel- 

 brücke mit der Kohlrausch'schen Wechselstrommethode ergab einen 

 Widerstand von etwa 1000 Ohm^). Wurde ein Tropfen physiologische 

 Kochsalzlösung zwischen die Drähtchen auf den Muskel gebracht, 

 so sank der Widerstand auf etwa 200 Ohm, wurde abgesaugt, so stieg 

 er wieder, und zwar auf etwa 600 Ohm, wurde getrocknet, auf etwa 

 1000 Ohm wie vorher. Da nun der Widerstand im Galvanometerkreis 

 bei Benutzung eines Thermoelementes rund 10 Ohm beträgt, so ver- 

 hält sich die Stärke des durch das Galvanometer fliessenden Thermo- 

 stromzweiges zu dem die Muskelbrücke passierenden wie 100 : 1 ; der 

 letztere kann also praktisch vernachlässigt werden. Dabei ist noch 

 ^ar nicht berücksichtigt, dass die Thermoelemente mit Paraffinöl 

 überzogen werden, was das Betreten der Muskelbrücke doch etwas 

 erschwert. 



1) Wurden die Eisenbügel an den Enden ein.es genau bekannten Wider- 

 stands von 1000 Ohm aufgesetzt, so ergab sich auf der Messbrücke dieselbe 

 Einstellung wie beim Muskel versuch. 



