Experimentelle UntersvicliuDgen zur ThermodA-namik des Muskels. VI. 287 



Zur weiteren Klärung der Verhältnisse wurde neuerdings folgender 

 Versuch angestellt. Ein Konstantan-Eisenelement von Hartmann 

 und Braun in Frankfvirt a. M., aus etwa 1 mm dicken und 20 cm 

 langen, an einem Ende verlöteten Drähten bestehend, wurde mit 

 einem kleinen Edelmann 'sehen Saitengalvanometer mit Goldsaite 

 von 107 Ohm Widerstand verbunden. Die nebeneinander zur Löt- 

 stelle hinlaufenden Drähte des Elements hatten einen Abstand von 

 etwa 2 mm voneinander. Dieses Thermoelement wurde nun mit der 

 Lötstelle voran etwa 5 cm tief in destilliertes Wasser von Zimmer- 

 temperatur eingetaucht und darauf die Saite auf einen bestimmten 

 Teilstrich eingestellt. Dann wurde sowohl destilliertes Wasser als 

 auch physiologische Kochsalzlösung auf eine um 20" höhere Temperatur 

 gebracht, das Thermoelement in das um 20*^ wärmere destillierte 

 Wasser gleich tief wie vorher eingetaucht und der beträchtliche Aus- 

 schlag der Saite beobachtet. In gleicher Weise wurde der Versuch 

 mit der um 20° wärmeren Kochsalzlösung durchgeführt. Wenn letztere 

 als stromleitend einen in Betracht kommenden Kurzschluss für das 

 Thermoelement herstellen würde, müsste der Ausschlag im Saiten- 

 galvanometer kleiner ausfallen als beim Eintauchen in das gleich 

 warme destillierte Wasser; das war aber nicht der Fall, die Ausschläge 

 bheben gleich gross. Dabei verhielten sich die Widerstände der Koch- 

 salzlösung und des Wassers zueinander wie 30:7000. Auch als zwei 

 Thermoelemente nebeneinander angeordnet wurden, kam ein nennens- 

 werter Kurzschluss durch die Kochsalzlösung nicht zustande. 



Und endlich hatte ich früher schon mifc Hilfe der Kohlrausch- 

 schen Wechselstrommethode konstatiert, dass der Widerstand der 

 umfassenden Thermosäule keine in Betracht kommende Änderung 

 erfährt, wenn die Säule ganz in physiologische Kochsalzlösung ver- 

 senkt wird, was der Fall sein müsste, wenn sich dem Thermostrom 

 in Betracht kommende Nebenwege eröffneten. 



Da ausserdem der durch die Muskelwärme veranlasste Thermo- 

 strom bei Benutzung der umfassenden Thermosäule mit 20 Thermo- 

 elementen auch ungefähr 20 mal stärker ist als bei Benutzung eines 

 ■einzigen Thermoelementes, die Thermosäule aber ihrer ganzen Bauart 

 nach zu Kurzschlüssen durch die Muskelsubstanz hindurch besonders 

 Anlass geben müsste, so schliesse ich auch daraus, dass solche Kurz- 

 schlüsse eine wesentliche Rolle nicht spielen. 



Auf Grund dieser Versuche und Überlegungen halte ich eine 

 ^weitergehende Isolierung der Thermoelemente gegen Heiz- 

 ströme und Kurzschluss des Thermostromes als durch 

 Bestreichen mit Paraffinöl nicht für erforderlich. Anders 

 ireilich wird die Sache, wenn man einen Muskel, wie Hill es tut, 

 «durch zugeführte Ströme künsthch erwärmen will; hier muss das 



