288 K. Bürker: 



Einbrechen dieser Ströme in das empfindliche Galvanometer durch 

 Isolation der Thermoelemente verhindert werden, wenn nicht das 

 Instrument notleiden soll. 



Dass aber auch der Aktionsstrom sich nicht störend geltend 

 machte, habe ich durch folgenden Versuch erwiesen. Eine umfassende 

 Thermosäule bzw. ihr Gerüst wurde statt mit Thermoelementen nur 

 mit Konstantandraht bewickelt und auf einen Gastrocnemius auf- 

 gesetzt. Wurde der Glassturz übergestülpt und der Stromkreis ge- 

 schlossen!, so entstand zunächst ein starker Ausschlag, der aber bald 

 wieder zurückging. Unter den üblichen Bedingungen eines myo- 

 thermischen Versuchs ergab eine Zuckung des Muskels keinen Aus- 

 schlag, was hätte der Fall sein müssen, wenn der Aktionsstrom in 

 den Thermostromkreis eingebrochen wäre. Ebensowenig war bei 

 Zuckung des Doppeladduktorenpräparates, zwischen das eine Pseudo- 

 gittersäule aus Konstantan eingefügt war, ein Ausschlag zu beobachten.. 

 Also auch der Aktionsstrom stört nicht. Demnach bleibt eine stärkere 

 Isolierung der Thermoelemente als durch Überziehen mit einer Paraffin- 

 ölschicht nur für besondere Fälle vorbehalten: sie ist natürlich 

 wünschenswert, wenn sie sich ohne wesentliche Störung der Wärme- 

 leitung durchführen lässt. Dass die inneren Lötstellen stets sorg- 

 fältig geglättet sein müssen, um einer Verletzung des Muskels vor- 

 zubeugen, ist klar. 



Von besonderer Wichtigkeit ist die Beantwortung der Frage nach 

 der Genauigkeit der Temperaturmessung am Muskel mit Hilfe 

 der Thermoelemente und Thermosäulen. Hier kommen im wesent- 

 lichen zwei Momente in Betracht, welche die mit der thermoelektrischen 

 Methode ermittelte Temperatur als zu niedrig erscheinen lassen, 

 nämlich: erstens die nach der Erwärmung des Muskels einsetzende 

 Abkühlung durch Leitung und Strahlung, zweitens der Fluss der 

 Wärme von den inneren nach den äusseren Lötstellen hin; all dies 

 um so mehr, als die Schwingungsdauer des Magnetsystems einige 

 Sekunden zu betragen pflegt. 



Was den erstefi Punkt anlangt, so ist von Vorteil, dass das innere 

 Wärmeleitvermögen des Muskels nach den Bestimmungen von 

 A. Adamkiewicz noch zweimal kleiner als das des Wassers und 

 nur 13 mal grösser als das der Luft ist. Das äussere Wärmeleit- 

 vermögen und die Wärmestrahlung ist unter den Bedingungen myo- 

 thermischer Versuche noch nicht bestimmt worden; mit Hill glaube 

 ich aber, dass auf den zweiten Punkt, den Fluss der Wärme nach 

 der antagonistischen Lötstelle hin, besonders die Aufmerksamkeit zu 

 richten ist. Bei Konstruktion meiner Thermoelemente und Thermo- 

 säulen war ich stets bestrebt, diesen Fluss soviel als möglich zu er- 

 schweren, daher die möghchst weite Entfernung der antagonistischen: 



