Experimentelle Untersuchungen über die Kohiensäurewirkung usw. 93 



ist Rechnung getragen, indem der Druck P, unter welchem die 

 Flüssigkeit in den Frosch einfliesst, konstant ist. P ist der Druck 

 der Wassersäule, deren Höhe gegeben ist in der Höhendifferenz 

 zwischen der Abtropffläche des Überlaufes und dem Frosch. Um 

 die Grösse dieses Druckes P für jedes Versuchstier nach Belieben 

 verändern zu können , ist das Froschbrett an einem Universalstativ 

 angebracht. Schraubendrehung ermöglicht die Höheneinstellung' des 

 Frosches und damit die Festlegung des gewünschten Druckes P. 

 Es hat sich mir für P ein Druck von 13 — 17 cm Wassersäule am 

 geeignetsten erwiesen , da einerseits kleinere Drucke ein zu kleines 

 Durchflussvolumen ergeben, anderseits aber ein grösserer Druck zu 

 stärkerem Ödem führt. 



Die Grösse der Gesamtzuflussmenge durch den Widerstand ist 

 abhängig von der Höhe des Flüssigkeitsspiegels in den Standflaschen, 

 und zwar ist für eine bestimmte Widerstandskapillare die Gesamt- 

 zuflussmenge durch den Widerstand direkt proportional der Höhen- 

 differenz zwischen Flüssigkeitsspiegel in den Standflaschen und Ab- 

 tropffläche des Überlaufes. Diese Höhendifferenz wird so gross ge- 

 wählt, dass die Gesamtzuflussmenge grösser ist als die voraussichtlich 

 maximale Durchströmungsmenge durch den Frosch. Denn bei starkem 

 Anwachsen der Durchströmungsmenge darf die Überlaufsmenge nie 

 gleich Null werden, da sonst die Tropfenregistrierung des Überlaufes 

 sistiert. Anderseits ist aber eine sehr grosse Tropfenzahl der Über- 

 laufsmenge ungünstig, da dadurch die Fehlerquellen sich etwas ver- 

 grössern und zudem die Orientierung während des Versuches über 

 die Variationen erschwert ist. Am geeignetsten hat sich als Über- 

 laufsmenge eine minutliche Tropfenzahl von 10 — 12 erwiesen. Um 

 zu Beginn jedes Versuches die Überläufsmenge auf das Optimum zu 

 bringen, sind die grossen Reservoirflaschen auf einem in vertikaler 

 Richtung leicht beweglichen Stativ angebracht. Durch ein Höher- 

 oder Tieferstellen der Reservoirs wird die Gesamtzuflussmenge durch 

 den Widerstand vergrössert bzw. verkleinert. Durch dieseMani- 

 pulation bleibt der Druck P, unter dem die Flüssig- 

 keit in den Frosch einströmt, vollkommen unbeein- 

 flusst. Hierfür ist lediglich massgebend die Höhendifferenz zwischen 

 Frosch und Abtropffläche des Überlaufes. Durch die Höhenverschiebung 

 der Reservoirs wird somit das Einstellen der Überlaufsmenge auf 

 das gewünschte Optimum auf äusserst bequeme Weise erreicht. Um 

 ein Sinken des Flüssigkeitsspiegels in den Standflaschen und dadurch 



