94 Alfred Fleisch: 



Verkleinerung der Gesamtzuflussmenge während des Versuches 

 auszuschalten, wurden Flaschen mit grossem Querschnitt gewählt, und 

 zudem gestatten Schraubenstative, auf welchen die Flaschen an- 

 gebracht waren, das Sinken des Flüssigkeitsspiegels während des 

 Versuches durch Emporschrauben der Flaschen von Millimeter zu 

 Millimeter zu kompensieren. 



Die Registrierung der Überlaufsmenge erfolgt durch die ab- 

 fallenden Tropfen, die auf ein an einem dünn ausgezogenen Glas- 

 faden schräg befestigtes, paraffiniertes Deckgläschen aufschlagen. 

 Jeden Tropfenaufschlag registriert der Glasfaden auf der Trommel 

 eines Kymographions. Lässt man auf der Trommel noch einen 

 Jaquef sehen Chronographen mit Sekundenausschlag zeichnen, so 

 kann die Bildungszeit eines jeden Tropfens auf der Kurve direkt ab- 

 gelesen werden. 



Um Variationen der Tropf engrösse möglichst auszuschlagen, 

 wurde bei Herstellung der Abtropfröhrchen folgendermassen verfahren : 

 Ein Glasröhrchen wurde angekerbt, mit flüssigem Wachs bestrichen 

 und 'nach dem Erstarren des Wachses durchgebrochen. So diente 

 nur die wachsfreie Bruchfläche als Abtropffläche, und ein Emporsteigen 

 der Flüssigkeit an der Aussenseite des Röhrchens infolge der Kapil- 

 larität wird vermieden. Bei getrennter Durchströmung der beiden 

 Extremitäten liefert die andere Bruchfläche eine der ersten genau 

 gleich grosse Abtropffläche. Um einem zu frühen Abschleudern der 

 Tropfen durch Erschütterung zu begegnen, sind die Abtropfröhrchen 

 an schweren, sehr stabilen Stativen angebracht. Zudem wird jede 

 Erschütterung während des Versuches vermieden. 



Noch ein zweiter, meines Wissens von anderen Untersuchern 

 vernachlässigter Faktor findet in unserer Versuchsanordnung Berück- 

 sichtigung, nämlich die Differenz der Oberflächenspannung 

 zwischen kohlensäurehaltiger und kohlensäurefreier 

 Lösung. Die experimentellle Untersuchung hat ergeben, dass 

 ceteris paribus die Differenz der Tropfenzahl zwischen kohlensäure- 

 und sauerstoffgesättigter Lösung 10% beträgt, indem die Tropfen- 

 bildungszeit der kohlensäurehaltigen Lösung infolge von veränderter 

 Oberflächenspannung um 10 % grösser ist ! Dieser störende Faktor, 

 der natürlich zu Täuschung Veranlassung gibt, wurde beseitigt durch 

 das Einschalten der Flasche F in die Zweigleitung zur Registrierung. 

 Die Flasche wird mit sauerstoffgesättigter Ringer- Lösung gefüllt 

 und mit einem dichten Gummistopfen verschlossen, durch den zwei 



