Übei* die Blutbewegung in den Kapillaren. I. 



139 



£ 4 zusammengehalten. Über die Stäbe 7c 2 und 1' 4 werden die schon 

 oben erwähnten Stäbchen f\ und f 2 gelegt, die, solange es sich nur um 

 die Gewinnung eines Überblickes handelt, die Mattscheibe g tragen. 

 Zur Ausführung der Registrierung wird die Mattscheibe abgenommen 

 und an ihre Stelle eine 7 mm dicke runde Metallplatte von 25 cm Durch- 

 messer gelegt. Die Platte ist in Fig. 3 von oben gesehen dargestellt. 

 Das Wichtigste an ihr ist der 37 mm lange Spalt a, der mit 

 Hilfe einer Schraube &•', die an einem Schieber c angreift, beliebig- 

 weit gestellt werden kann. Zur Einstellung wird der Spalt voll- 



Fig. 4. 



ständig geöffnet, so dass er etwa 1 em weit ist. Kommt ausserdem 

 über ihn die Mattscheibe g Fig. 2 zu liegen, dann sieht man auf ihr 

 wieder das Präparat abgebildet. Jetzt sucht man in dem Bild ein 

 Gefäss, in welchem die Blutbewegung registriert werden soll, aus, 

 dreht und schiebt die Scheibe so lange, bis die der Schraube b gegen- 

 überliegende Seite des Spaltes hart an dem einen Gefässrand anliegt. 

 Mit Hilfe der Schraube b wird hierauf der Spalt so weit verengert, 

 dass die andere Seite des Gefässes von dem Schieber c berührt wird. 

 Zur Abbiendung von Seitenlicht wird zwischen Mikroskop und 

 Platte eine 10 cm lange, vierkantige Hülse von 4 cm Durchmesser 

 aus schwarzem Karton (b Fig. 5) gebracht, die unten durch ein 

 15 cm langes, schlauchähnliches Ansatzstück aus undurchsichtigem 

 Stoff verlängert ist. Die Kartonhülse ist an einem Stativ (c Fig. 5) 



