140 Adolf Basler: 



so befestigt, dass sie an ihm gehoben und gesenkt werden kann. 

 Am oberen Ende geht sie in einen kleinen Holzrahmen über, dessen 

 obere Fläche mit schwarzem Samt überzogen ist, so dass sie sich 

 dicht an die Metallplatte anschliesst. Das untere Ende des Stoff- 

 schlauches lässt sich mit Hilfe eines Bindfadens um den Tubus des 

 Mikroskops zusammenziehen. 



Einen besonderen Teil der Einrichtung bildet die 35 mm breite 

 Trommel a (Fig. 4) von 10 cm Durchmesser. Sie dreht sich in, 

 einem der Hauptsache nach aus Holz hergestellten Kasten c mit- 

 samt der durch sie gelegten Achse b. Der Kasten ist nach Art 

 mancher photographischer Apparate mit schwarzer Leinwand über- 

 zogen und mit einem weit übergreifenden Deckel d verschliessbar. 

 Nach Abheben des Deckels ist die Trommel zugänglich und kann 

 im Dunkelzimmer mit dem Film bespannt werden. Die Trommel- 

 achse b ist nach der einen Seite hin verlängert und wird beim Ver- 

 such mit einem Rad e versehen, durch welches von einem Uhrwerk 

 aus mit Hilfe einer Transmission die Drehung der Trommel bewirkt 

 wird. 



Die untere Wand des Trommelgehäuses wird durch eine an 

 den Rändern etwas vorstehende Metallplatte f gebildet, welche in 

 ihrer Mitte einen der Trommelachse parallelen 4 cm langen, 1 cm 

 breiten Ausschnitt g besitzt, der durch einen Schieber h verschlossen 

 werden kann. Der Schieber wird mit dem Stäbchen i, das am Ende 

 einen Knopf Je trägt, bewegt. Bei der Aufnahme des Photogramms 

 muss sich der Film selbstverständlich senkrecht zur Gefässachse, also 

 auch senkrecht zu dem in der runden Platte (Fig. 3) befindlichen Spalt 

 bewegen. Mit anderen Worten: Die Trommelachse muss parallel 

 zum Spalt stehen. Damit nun der die Trommel enthaltende Kasten 

 immer in die richtige Lage kommt, sind an der Metallplatte (Fig. 3) 

 vier kurze nach oben stehende Metallstäbchen d x bis d± Fig. 3 

 angebracht, welche genau in Einschnitte an der Grundplatte f 

 des Trommelgehäuses (Fig. 4) passen. Ausserdem wird der vor- 

 stehende Teil der Platte f beiderseits durch die zwei mit Kopf ver- 

 sehenen, drehbaren Haken e x und e 2 (Fig. 3) festgeklemmt. Da 

 die Trommel bei jedem Versuch, entsprechend dem Verlauf des 

 untersuchten Gefässes in einer anderen Richtung steht, so muss das 

 sie treibende Uhrwerk über der Trommel aufgestellt werden, damit 

 die Uhrwerks- und Trommelaehse ohne Schwierigkeit bei jeder Lage 

 des untersuchten Gefässes parallel zueinander gerichtet werden 



