Über die Blutbewegung in den Kapillaren. I. 



141 



können (vgl. Fig. 5). Zur Aufnahme des Uhrwerkes n ist über den 

 Stäbchen i x bis « 4 ein Brett m befestigt. Dasselbe ist mit einem 

 runden Ausschnitt versehen, durch den die Transmission 1 1 hindurch- 

 treten und durch Vermittlung des Rades g die in dem Kasten e 

 eingeschlossene Registrier- 

 trommel in Drehung versetzen 

 kann. Die runde Metallplatte 

 mit dem verstellbaren Spalt 

 ist in Fig. 5 mit d bezeichnet. 

 * stellt die auf S. 139 be- 

 schriebene, an einem beson- 

 deren Stativ c befestigte Hülse 

 dar, die über den oberen Teil 

 des Mikroskops gesteckt wird. 

 In Fig. 5 sind ausserdem wie 

 in Fig. 2 die senkrechten Stäbe 

 des Holzgestelles mit h und 

 die Querstäbe mit h und i 

 bezeichnet. 



Natürlich darf bei jedem 

 Versuch der Film nur während 

 einer Umdrehung der Trom- 

 mel exponiert werden, sonst 

 würden ja mehrere Photo- 

 gramme übereinander gezeich- 

 net. Um dies zu ermöglichen, 

 wird in den Strahlengang 

 des Lichtkegels ein photogra- 

 phischer Verschluss l (Fig. 2) 

 eingeschaltet , der durch 

 Druck auf einen Gummi- 

 ballon in geöffnet bzw. ge- 

 schlossen werden kann. So- 



Fig. 5. Aufstellung zur Registrierung. Von 



dem Mikroskop ist zur Vereinfachung der 



Skizze nur der Tubus a dargestellt. 



lange die Trommel anläuft, bleibt der Verschluss abgesperrt; während 

 dieser Zeit kann kein Licht auf das Ende des Lichtleiters fallen, und 

 der über dem Spalt sich bewegende Filmstreifen wird nicht belichtet. 

 Sobald die Trommel sich gleichmässig dreht, wird unmittelbar, ehe 

 der Film den Spalt erreicht, geöffnet. Nach Ablaufen des Films wird 

 das Licht durch Druck auf den Ballon sofort wieder abgeblendet. 



