292 Robert Stigler: 



von 23 mm. Die Klappen selbst sind aus dünnen und leichten 

 Metallplättchen hergestellt und mit Scharnieren auf einem eigenen 

 Träger befestigt, der an eine mit dem Glaszylinder verkittete metallene 

 Flansche angeschraubt werden kann. Eine Kautschuk- oder Leder- 

 dichtung sichert den wasserdichten Verschluss. Die Ventile müssen 

 eine weite Öffnung haben, um einer dem Schlagvolumen gleichen 

 Flüssigkeitsmenge hinlänglich raschen Durchtritt zu gewähren. Von 

 allen Ventilarten, die ich versuchsweise verwendete, entsprechen die 

 von mir in Fig. 2 abgebildeten den an das Modell gestellten An- 

 forderungen weitaus am besten. 



Die Zerlegbarkeit der Ventile bietet auch den Vorteil, dass man 

 zur Demonstration verschiedener Klappenfehler beliebig geformte 

 Ventile mit einfacher Manipulation an Stelle der normalen setzen 

 kann, z. B. zur Darstellung einer Insuffizienz ein Ventil mit durch- 

 löcherter Klappe, was den natürlichen Verhältnissen weit mehr ent- 

 spricht, als die von anderen Autoren verwendeten, das Ventil um- 

 gehenden Nebenleitungen. 



Das Aufschlagen des Ventildeckels gibt ein Geräusch, welches 

 tatsächlich an die Herztöne erinnert. 



An den arteriellen und venösen Schlauchschenkel ist je ein seiten- 

 ständiges Hg-Manometer eingesetzt; in Fig. 1 ist nur das arterielle 

 Manometer B dargestellt. Dieses ist durch Einschaltung eines Kapillar- 

 rohres in den Schlauch, welcher die Verbindung mit dem Arterien- 

 rohre vermittelt, gedämpft. 



Die diastolische Füllung des Ventrikels erfolgt durch den hydro- 

 statischen Druck der Flüssigkeit in der tubulierten Flasche. Man 

 kann diesen Druck ändern, indem man die Flasche mehr oder 

 weniger hoch füllt. Da das tubulierte Gefäss die Gesamtheit der 

 Kapillaren und Venen darstellt, so soll der Druck, unter welchem 

 das Wasser aus ihm fliesst, näherungsweise dem mittleren Kapülar- 

 druck gleich sein (etwa 33 mm Hg). Deshalb fülle ich das tubulierte 

 Gefäss etwa 40 cm hoch mit Wasser. Der Vorhof wird durch das 

 weite Schlauchstück V versinnbildlicht. 



Die Hauptanforderung, welche ich an mein Modell stelle, ist, 

 dass das Schlagvolumen des Herzens, die Kreislaufgeschwindigkeit 

 und der Blutdruck quantitativ der Wirklichkeit entsprechen. Dies 

 kann nur durch Verwendung von entsprechend weiten Schläuchen 

 und VentilöfFnungen erzielt werden. Der Tubulus C und die Ventil- 

 öffnungen stimmen in ihrer Weite von 23 mm mit dem Durchmesser 



