306 



Kobert Stigler: 



Falls die beiden projizierten Bilder verschiedene Lichtstärke 

 haben sollen, so kann dies durch Einschaltung entsprechender Rauch- 

 gläser oder, wenn der Unterschied gering sein soll, farbloser Gläser 

 in den Verlauf des Strahlenganges des betreffenden Halbkreises 

 erreicht werden. Das Durchlässigkeitsvermögen der zur Abschwächung 

 des Lichtes verwendeten Gläser ist photometrisch zu bestimmen. 



Wenn die Versuche im Dunkelzimmer angestellt werden, so 

 bedarf man unbedingt einer Fixationsmarke. Dieselbe soll wegen 

 der bekannten spezifischen Wirkung roten Lichtes auf die Fovea cen- 

 tralis rot sein. Zur Herstellung einer projizierbaren roten Fixations- 

 marke habe ich den in Figur 10 dargestellten Apparat konstruiert *) : 



Fig. 10. Apparat zur Projektion einer Fixationsmarke. 

 D = Diaphragma, L = Linse, P = Luftloch. 



Ein Mignon-Glühlämpchen ist in einen seitlichen Ansatz einer 

 metallenen Doppelröhre eingefügt, welche zur Vermeidung starker 

 Erwärmung gegen Lichtaustritt geschützte Luftlöcher besitzt. Der 

 vordere Teil der Röhre enthält ein Diaphragma zur Abhaltung der 

 Randstrahlen und eine Sammellinse, welche das Bild des glühenden 

 Fadens projiziert. Man kann das Lämpchen so drehen, dass sich der 

 glühende Faden als gerade Linie oder als Bogen abbildet. Durch 

 das Lämpchen schickt man so viel Strom, dass es rot brennt. Der 

 kleine Apparat wird mit einer Rhetortenklemme auf einem Stativ 

 fixiert und seitlich von den projizierten Bildern aufgestellt, so dass 

 die Fixationsmarke etwa unter einem Winkel von 30 — 45 Grad auf 

 den Schirm fällt. 



1) Zu beziehen bei Universitätsmechaniker L. Castagna in Wien. 



