492 H. Moral: 



Ob sich die hier mitgeteilten Beobachtungen am isolierten Frosch- 

 nerven für die Praxis verwenden lassen, muss einer späteren Zeit 

 zur Untersuchung überlassen bleiben. Es wäre nicht undenkbar, dass 

 man einerseits mit einer geringeren Menge des Anästhetikums aus- 

 kommt, anderseits eine bereits im Abklingen befindliche Novokain- 

 oder Kokainanästhesie unter Anwendung der Temperaturerniedrigung 

 verlängern könnte. 



Erklärung zu den Abbildungen. 



Abb. 1. Schematische Darstellung des Apparates : Das Stativ ist 

 aus Eisen, die Grundplatte aus Kautschuk gefertigt; sie ist mittels einer 

 Klemme am Stativ befestigt und kann gehoben und gesenkt werden. 

 In eine Rille der Grundplatte greift der freie Rand der Glasglocke ein, 

 um das Abgleiten unmöglich zu machen. Die Glasglocke ist auf der 

 Innenseite mit angefeuchtetem Papier ausgelegt, um so eine feuchte 

 Kammer herzustellen. Das äussere und auch das innere Glasgefäss 

 kann gehoben und gesenkt werden, ersteres am bequemsten, indem man 

 es aus der Klemme, die es hält, herausnimmt und dann die Klemme 

 auf die jeweils nötige Höhe einstellt. Das innere Glassgefäss bleibt 

 während des ganzen Versuches an seinem Platze. Die Nervenschleife, 

 die durch das Glasgewicht gespannt gehalten wird, muss möglichst weit 

 in das Gefäss hineinreichen; doch darf das Gewicht nicht* den Boden 

 berühren, weil sonst die Spannung der Schleife verloren geht, sich beide 

 Schenkel der Nervenschleife aneinanderlegen können und dadurch leicht 

 Versuchsfehler entstehen. Man muss beim Füllen des Gefässes darauf 

 achten, dass es nicht zu voll wird und dass keine Flüssigkeit an die 

 kleine Kautschukplatte kommt, die die Elektroden trägt; sonst breitet 

 sich die Flüssigkeit leicht zwischen diesen aus und führt zu Kurzschluss 

 und damit zu Fehlern. Der Nerv soll beim Durchziehen nicht gedreht 

 werden, weil es sonst leicht vorkommt, dass sich nachher die Nerven- 

 schleife besonders beim Zuführen und Entfernen der Flüssigkeit in ihrer 

 Form nicht erhält, indem sich beide Schenkel aneinanderlegen. Es muss 

 immer darauf geachtet werden, dass die Elektroden hohl liegen; alle 

 i Flüssigkeitstropfen, die sich zwischen ihnen niederschlagen, sind sorg- 

 fältig durch Fliesspapier zu entfernen. Mittels der Pohl' sehen Wippe 

 „kann man den Nerven je nach Bedarf vor oder hinter der Gifteinwirkungs- 

 stelle reizen. "Während des Versuches darf die senkundäre Spule nicht 

 gegen die primäre verschoben werden. 



Abb. 1 a. Photographische Wiedergabe des Motors und der Abblende- 

 vorrichtung. Diese Abbildung entstammt Thayss: Diss. Marburg 1916. 



Die nun folgenden Kurven wurden mittels weisser Tusche auf 

 schwarzen Karton gezeichnet. Dabei ist das Original möglichst genau 

 kopiert worden; es sind nur ganz unwesentliche Korrekturen notwendig 

 gewesen, wo die Ungenauigkeiten des Originals, sei es mangelhafte Be- 

 russung, Extrazuckungen und dergleichen, dies forderten. Anstatt der 

 schwach gekrümmten Bogen, die die Zuckungslinien eigentlich darstellen, 



