Über den Einfluss der Temperatur auf die Reflexfunktionen usw. 41 
wechsel der Tiere gestattet und zweitens die Möglichkeit bietet, die 
Präparate während längerer Zeit auf konstanter Temperatur zu 
halten. Es gelang uns in zwei Weisen, ein brauchbares Verfahren 
auszuarbeiten : 
a) durch elektrische Heizung; 
b) durch permanente Magenspülung mit warmem oder kaltem 
Wasser. 
Wiewohl die erste Methode sich für Reflexversuche als unzweck- 
mässig erwies, wird sie hier doch beschrieben werden, weil sie für 
pharmakologische Untersuchungen anderer Art sehr brauchbar ist. 
a) Elektrische Heizung. 
Das Prinzip dieser Methode wurde einer Mitteilung von Eyster 
und Loevenhart!) entnommen. In dieser Mitteilung ist beschrieben, 
wie die Temperatur eines Wasserreservoirs durch elektrische Glühlampen 
auf konstanter Höhe gehalten werden konnte. Wir haben dieses 
Prinzip für unsere Zwecke umgearbeitet und zum folgenden Verfahren 
ausgebildet. 
Der Tisch, auf dem das Versuchstier liegt, wird durch elektrische 
Glühlampen von unten geheizt, aber die Zahl der Lampen wird so 
gewählt, dass die hierdurch hervorgerufene Hitze nicht ausreicht, um 
das Tier auf konstanter Temperatur zu erhalten. Wird also nichts 
Weiteres gemacht, so kühlt das Tier sehr allmählich ab. Um nun eine 
bestimmte Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, wird ins Rektum 
des Tieres eine Art Thermoregulator eingeführt. Dieser Apparat 
(s. Fig. 1) besteht aus einem geschlossenem Kupferzylinder, dessen 
eine Ende (welches konisch zuläuft) ins Rektum eingeführt wird; das 
andere Ende ist mit einem Gummistopfen geschlossen, welcher von 
einem Thermometer (7) durchbohrt wird. Am Kupferzylinder ist ein 
Seitenrohr angebracht, welches teilweise aus Glas besteht und eben- 
falls mit einem Gummistopfen geschlossen ist. Durch diesen Gummi- 
stopfen geht ein feines U-Rohr, welches teilweise mit Quecksilber 
gefüllt ist. Ein (offener) Schenkel dieses Rohres bleibt innerhalb des 
Zylinders, der andere Schenkel ragt oben heraus. Auf letzterem ist 
eine Schraubenmutter angebracht durch welche Platindraht (P) mit 
Schraubenwindung geht. Der ganze Apparat ist mit 10 /oiger CaCl;- 
Lösung gefüllt. 
Wird nun dieser Thermoregulator ins Rektum des Tieres einge- 
führt, so steigt natürlich die Temperatur der Ca0l,-Lösung. Hierdurch 
wird das Quecksilber im linken Schenkel des U-Rohres nach unten 
gedrängt und steigt infolgedessen im rechten Schenkel. Hat dieses 
ein bestimmtes Niveau erreicht, so stösst es gegen den Platindraht P. 
1) J. A. E. Eyster and A. S. Loevenhart, An apparatus for the per- 
fusion of isolated organs especially the isolated mammalian heart. Journ. of 
pharmacol. and exp. therap. vol.5 p. 57. 1913. 
