42 W. Storm van Leeuwen und M. van der Made: 
Es wird hierdurch eine Metallverbindung hergestellt zwischen einer 
mit dem Metalldraht P und einer mit dem Quecksilber in Verbindung 
stehenden Klemmschraube. Diese beiden Klemmschrauben sind mit 
einem Relais verbunden, welches in die Drahtleitung der über dem 
Versuchstier aufgestellten Glühlampe eingeschaltet ist. 
Die Schaltung ist so eingerichtet, dass der Stromzufuhr zur 
Glühlampe in dem Relais unterbrochen wird, sobald die Rektum- 
temperatur des Tieres (welche auf dem Thermometer (7) abgelesen 
werden kann) eine bestimmte Höhe erreicht. Es sinkt dann selbst- 
verständlich die Temperatur des Tieres. Sowie der Kontakt zwischen 
Fig. 1. Thermoregululator zur Einführung in das Rektum 
dekapitierter Katzen. Beschreibung siehe im Text. 
dem Metalldraht P und dem Quecksilber aufgehoben ist, brennt auch 
die Lampe wieder. Durch Ein- und Ausschrauben des Metalldrahtes P 
kann man die Temperatur einstellen, bei der im Relais die Strom- 
zufuhr zur Glühlampe unterbrochen wird. 
Diese Einrichtung hat sich als sehr brauchbar erwiesen. Man 
kann in dieser Weise die Temperatur dekapitierter und dezerebrierter 
Tiere stundenlang konstant (oder wenigstens innerhalb enger Grenzen 
schwankend) erhalten. Wie aber schon oben bemerkt wurde, hat 
diese Methode bei Reflexversuchen den Nachteil, dass durch die 
über dem Tiere aufgestellte Lampe die Reflextätigkeit sehr be- 
einträchtigt wird, wie zum Beispiel aus Fig. 2a u. 2b ersichtlich ist. 
Es ist dieses wieder ein Beispiel dafür, wie durch Reize (in diesem 
Falle Wärmereize von der Hand aus) Reflexe gehemmt werden 
können. Wenn es sich aber nur darum handelt, Tiere auf kon- 
