472 . Leonhard Wacker: 
Die quantitative Bestimmung der Kohlensäure wurde mit Hilfe 
der in Fig. 1 (S. 467) .. abgebildeten Apparatur durchgeführt. Das 
Prinzip der Methode ist folgendes: In einem Glaszylinder gibt das 
Untersuchungsobjekt die Kohlensäure an die umgebende Luft ab. Sie 
wird dadurch zur Wägung gebracht, dass man die Luft durch einen 
Kaliapparat hindurchsaust, wo die Kohlensäure zur Absor ption gelangt. 
Der Glaszylinder d besitzt, bei einer Höhe von 46 em, einem lichten 
Durehmesser von 15—16 em, einen Inhalt von 7,7 Liter. Er ist 
verschliessbar durch einen le aufgeschliffenen, mit Öffnung 9 
versehenen Deckel e. Die Leiche wird an einem, im. Gummistopfen er: 
der Öffnung g sitzenden Hacken in den Glaszylinder eingehängt und 
der Deckel mit Hilfe von Lanolin luftdicht geschlossen. Durch die, 
den dreifach durehbohrten Gummistopfen g_passierende, bis auf den  - 
Boden des Zylinders reichende Glasröhre f, wird Luft gesaugt. De 
oben in den Zylinder zuströmende Luft passiert, zur Befreiung von 
Kohlensäure und Wasser, die mit Lauge gefüllten Waschflaschen aa 4 
und den Chlorealeiumturm b. Die aus dem Zylinder abgesaugte Luft 
lässt die Hauptmenge ihrer Feuchtiekeit zunächst im Chlorealeium-. 
röhrchen % und den Rest im Chlorcaleiumapparat c. Die so ge- | 
troeknete, kohlensäurehaltige Luft gibt dann die CO, in dem mit 
60 %,iger Kalilauge gefüllten, vorher gewogenen Kaliapparat % 
(Münchner Modell inkl. Chlorealeiumröhrchen für Elementaranalyse) 
ab. Um Feüchtigkeit auszuschliessen, die von rückwärts aus 
dem Saugapparat n in den Kaliapparat % gelangen könnte, ist 
nochmals ein Chlorcaleiumröhrehen » dazwischen geschaltet. Das 
aus dem  Saugapparat n in das Unterstandsgefäss o abfliessende 
Wasser wird gemessen, es entspricht dem Volumen der durch- 
gesaugten Luft. 
Bevor man zum eigentlichen Versuch übergeht, überzeugt man 
sich durch einen blinden Versuch (Tabelle IV S. 468), ob der Apparat 
richtig funktioniert. So wird zum Beispiel das Chlorcaleiumrohr e 
von Zeit zu Zeit gewogen, um Sicher zu sein, dass die Gewichtszunahme 
des Kaliapparates nicht auf Wasseraufnahme beruht. Das Tempo 
des Saugens muss so reguliert sein, dass die Gasblasen gerade noch 
gezählt werden können. Eine Fehlerquelle kann entstehen, wenn 
das Chlorcalciumröhrehen 7 des Kaliapparates % nicht rechtzeitig 
frisch gefüllt wird. Beim blinden Versuch bemerkt man nach dem 
Durehsaugen von etwa 10 Liter Luft, dass der Kaliapparat keine 
erhebliche Gewichtszunahme mehr zeigt. 
