414 Wertheim-Salomonson: 



wurde das Saiteubild auf den Spalt vergrössert projiziert. Die absolute 

 Empfindlichkeit war also beträchtlich erhöht. Die Dämpfung ist jedoch 

 sehr ungenügend, so dass nach einer Verschiebung des Saitenbildes 

 eine lange Reihe von Schwingungen folgt. Daher kann die Saite bei 

 einem Versuch in der Regel nur ein einziges Signal geben, und es 

 wurden bei dem Bau des Apparates denn auch sogleich zwei Saiten 

 angebracht. Will man zum Beispiel den Beginn und das Ende einer 

 elektrischen Reizung angeben, dann müssen beide Saiten benutzt 

 werden. Ein weiterer Nachteil des Instrumentes liegt in den grossen 

 Ausdehnungen, wodurch eine feste unveränderliche Aufstellung er- 

 forderlich ist, um so mehr, da eine erneute Einstellung ziemlich viel 

 Schwierigkeiten darbietet. 



Dieser letztere Nachteil fehlt völlig bei dem neuen Signal 

 Samoiloff's, das als Miniatur-Saitengalvanometer betrachtet werden 

 kann. Es enthält zwei kleine Elektromagneten, die unter und über 

 der Längsachse des Projektionsokulars angebracht sind. Durch die 

 beiden magnetischen Felder sind zwei dünne Silberdrähtchen in einer 

 solchen Weise gespannt, dass der Mittelteil der Saiten gerade in die 

 Diaphragma-Ebene des Okulars fällt. Die Projektionslinse bildet also 

 mit dem Bilde der Saite des grossen Galvanometers auch die beiden 

 Silbersaiten ab. 



Das kleine Instrument ist, nach seiner Beschreibung und Ab- 

 bildung zu urteilen, sehr handlich und einfach. Es bietet gegenüber 

 dem Lucas' sehen Apparat den Vorteil grösserer Empfindlichkeit und 

 leichter Einstellbarkeit. Als einzigen Nachteil möchte ich das Fehlen 

 der Dämpfung nennen. 



Überblicken wir nun das, was auf diesem Gebiete besteht, dann 

 zeigt sich , dass als einzig nennenswerter Nachteil der Mangel an 

 Dämpfung genannt werden muss. Daher erhob sich bei mir die Frage, 

 ob es möglich sein würde, ein Saitensignal in der Form eines Okulars 

 zusammenzustellen, bei welchem die Dämpfung in dem Grade erhöht 

 werden konnte, dass allein durch die elektromagnetische Dämpfung 

 die Saitenbewegung aperiodisch gemacht wurde. 



Bei Saiten, wie diese in einem Saitensignal mit massiger Ver- 

 grösserung (bis ungefähr 100 mal) gebraucht werden können, ist die 

 sogenannte Luftdämpfung und innere Dämpfung stets sehr klein. Hier 

 kommen nämlich Saiten von 15 — 50 tausendstel Millimeter Durch- 

 schnitt in Betracht. 



