Das Saitengalvanometer-Signal und die Registrierung von Herztönen. 417 



Bei dieser Betrachtung ist von der Anuahme ausgegangen, dass 

 die Saite kurzgeschlossen ist und ferner, dass eine kritische Dämpfung 

 erforderlich war. In Wirklichkeit wird der Saitenwiderstand etwas 

 kleiner sein als der ganze Widerstand des Kreises, in welchem sich 

 die Saite befindet. Benutzen wir die Saite für ein Zeitsignal, dann 

 dürfen wir ruhig diesen Unterschied ausser acht lassen, da der ge- 

 machte Fehler dann unbedeutend ist. Ausserdem kommt unserer 

 Betrachtung über die benötigte Feldstärke zustatten, dass in der Regel 

 eine vollkommen kritische Einstellung weder erforderlich noch sogar 

 erwünscht ist. Eine sogenannte semikritische Einstellung, in welcher 

 die Saite noch ungefähr 5°/o über das Ziel hinausschiesst, ist in der 

 Regel sogar vorzuziehen. Und um diese zu erhalten, braucht die 

 Feldstärke nicht so gross zu sein : wir können Zahlen annehmen, die 

 ungefähr 30°/o niedriger sind. 



Nach dieser Betrachtung wurde die Frage über die Zusammen- 

 setzung des Instrumentes in gewissem Sinne schärfer umgrenzt. Sollte 

 es möglich sein, ein Miniatur-Saitengalvanometer zu entwerfen, in 

 welchem die Feldstärke mindestens auf einen Betrag von 12000 Gauss 

 hinaufgeführt werden konnte? Um die Ausdehnungen des Feldes zu 

 bestimmen, wurde angenommen, dass bei einer Saitenlänge von 40 

 bis 50 mm ohne allzu grosse Schwierigkeiten die Spannung so weit 

 erhöht werden konnte, bis ungefähr 1000 Schwingungen per Sekunde 

 erzielt wurden. Schliesslich musste die optische Länge des Pro- 

 jektionsokulars, wofür Nr. 2 von Zeiss verwendet wurde, berücksichtigt 

 werden. Die Grösse der Durchbohrung musste auf die kleinstmöglichsten 

 Ausdehnungen zurückgebracht werden. Schliesslich wurde in Verband 

 mit verschiedenen Gründen technischer Art zu der Zusammensetzung 

 eines Apparates geschritten, über den untenstehend nähere Einzel- 

 heiten folgen. Der Grund für deren Mitteilung ist in dem Umstände 

 zu suchen, dass die erzielten Resultate besonders befriedigend waren. 

 Gerade durch die grosse Empfindlichkeit, welche durch die Verwendung 

 von Aluminiumsaiten in einem stark magnetischen Felde erzielt wurde, 

 erwies sich der Apparat für bestimmte Untersuchungen geeignet, die 

 sonst nur mit einer ziemlich komplizierten und kostspieligen Vor- 

 richtung möglich sind. 



Das neue Saitensignal, von welchem Abb. 1 eine photographische 

 Abbildung, Abb. 2 einen schematischen Durchschnitt gibt, besteht aus 

 einem rechteckigen Eisenrahmen, der mit einer der kurzen Seiten auf 



Pflüger's Archiv für Physiologie. Bd. 172. 27 



