Das Saitengalvanometer-Signal und die Registrierung von Herztönen. 419 



ihr Abstand bis zur Mitte des Interferrikums , das die Rolle des 

 Diaphragmas erfüllt, genau demjenigen Abstand entspricht, den das 

 ursprüngliche Okular besitzt. Der einzige Unterschied besteht darin 

 dass das Diaphragma des Signalapparates einen nicht unerheblich 

 kleineren Durchschnitt besitzt als das Diaphragma in dem ursprüng- 

 lichen Okular. Die hierdurch verursachte konzentrische Beschränkung 

 des Bildfeldes hat jedoch bei dem gebräuchlichen Projektionsabstand 

 von mindestens 1 m keinerlei Bedeutung. 



Der Rahmen und die Polstücke, welch letzere nebst den aufrecht- 

 stehenden Seiten des Rahmens jedes aus einem Stück verfertigt sind, 

 bestehen aus sehr weichem schwedischem Kroneneisen. 



Um die Polstücke herum sind Windungen gelegt, und zwar ent- 

 fallen auf jedes Polstück 370. Der Widerstand jeder Umwicklung 

 beträgt ungefähr 1,9 Ohm. Die Drahtdkke ist für eine Stromstärke 

 von höchstens 6 Ampere geeignet. 



In dem Interferrikum sind zwei Aluminiumdrähte von 30 Mikron 

 Dicke, 53 mm Länge und einem Widerstand von 2,1 Ohm ausgespannt. 

 Sie überragen das Interferrikum also auf jeder Sei'e um 5 mm. Der 

 Saitenhalter, auf welchem die beiden Drähte befestigt sind, wird von 

 oben durch eine schmale Öffnung in das obere kurze horizontale Stück 

 des Eisenrahmens eingeschoben. Die beiden Drähte können, jeder 

 gesondert, durch einen Mikrometerschlitten quer durch das Feld ver- 

 schoben werden, wodurch sowohl ihr gegenseitiger Abstand, als auch 

 die Stelle, wo sie auf der empfindlichen Platte abgebildet werden, 

 geändert wird. Ferner kann jede der Saiten mit einer Mikrometer- 

 schraube weniger oder mehr gespannt werden. 



Die erreichbare Feldstärke wurde mit einer Cotton' sehen elektro- 

 magnetischen Wage gemessen und beträgt bei : 



0,91 Ampere 6475 Gauss 



1,48 „ 9 800 „" 



1.98 „ ....... 11800 „ 



2.99 ■„ 14000 „ 



4,02 „ . 14950 „ 



5,00 „ 15440 „ 



Bei Strömen von weniger als 3 Ampere ist die Erwärmung sogar 

 geraume Zeit hindurch nicht hinderlich. Bei höheren Stromstärken 

 verdient es Empfehlung, den Strom nicht länger geschlossen zu halten, 



27* 



