42 Wertbeim-Salomonson: 



als strikt erforderlich ist; bei 5 Ampere sollte dies wenigstens nicht 

 länger als 10 oder 15 Minuten hintereinander geschehen. 



Das Stativ, auf welchem der Rahmen ruht, ist ausschiebbar, 

 so dass der Signalapparat bequem so gestellt werden kann, dass die 

 optische Achse mit derjenigen der Saitengalvanometer- Mikroskope zu- 

 sammenfällt. 



Bei dem Gebrauche dieses Signalapparates war noch eine kleine 

 Schwierigkeit zu überwinden. Das Okular kann nämlich nicht mehr 

 in den Mikroskoptubus hineingeschoben werden, wie dies gewöhnlich 

 mit einem Projektionsokular geschieht. Infolgedessen wurde die wirk- 

 liche Tubuslänge um 6 cm verlängert, was zur Folge hat, dass das 

 Objektiv des Projektionsmikroskopes weniger gute Bilder liefert. In 

 meinem Falle war es unmöglich, den Mikroskoptubus um 6 cm zu 

 verkürzen. Es blieb also nichts anderes übrig, als das Objektiv nach 

 der Firma Zeiss zu senden, um es dort aufs neue für einen 6 cm 

 längeren Tubus — in meinem Fall für eine Tubuslänge von 260 mm — 

 einrichten zu lassen. Dies wurde denn auch tatsächlich ausgeführt 

 Ich kann jedoch darauf hinweisen, dass bereits vor dieser Veränderung 

 sehr befriedigende Bilder dadurch erzielt werden konnten, dass die 

 wirksame Apertur des Objektivs etwas vermindert ward. Und dies 

 letztere geschieht auf die einfachste Weise dadurch, dass man einen 

 Irisschirm vor der Kondensorlinse der Beleuchtungslaterne etwas enger 

 stellt, wenigstens wenn man die von Einthoven angegebene Be- 

 leuchtungsweise anweudet. Falls keine schnellere Plattenbewegung 

 als 20 cm per Sekunde bei der Registrierung erfordert wird, genügt 

 dies Mittel vollkommen. 



Die letzte Schwierigkeit, auf die ich stiess, bestand darin, dass 

 die Objektivvergrösserung im Vergleich zu der Okularvergrösserung 

 übermässig gross ausfiel. Um bei der so beträchtlichen Tubuslänge 

 von 260 mm noch brauchbare Saitenbilder zu erhalten, musste die 

 Saitendicke erheblich verringert werden; Saiten von mehr als 

 1,5 Mikron Dicke boten schon Schwierigkeiten dar. Ich benutzte 

 denn auch in der letzten Zeit nur Saiten von 1 Mikron Dicke und 

 bin hinaufgegangen bis zu einer 2000 fachen Vergrösserung. Es zeigt 

 sich indessen, dass die Bilder hierbei noch vollkommen befriedigend sind. 



Was ist nun mit dem neuen Saitensignal zu erreichen ? Zunächst 

 ist damit die Möglichkeit gegeben, Signale mit scharf bezeichnetem 

 Beginn und völlig frei von Nachschwingungen aufzuzeichnen. Auf 



