Das Saitengalvanometer-Signal und die Registrierung von Herztönen. 421 



diese Weise kann mit ei Der Saite zum Beispie] eine Stromschliessung 

 und -Öffnung angegeben werden von einer Gesamtdauer von etwa 

 0,001 Sekunde, da die Eiustellungsdauer im allgemeinen etwas weniger 

 als 0,001 Sekunde beträgt. Die Abb. 3, welche bei einer Platten- 

 geschwindigkeit von 1 m per Sekunde aufgeschrieben ist, lässt dies 

 sofort erkennen. Die Schliessungsdauer kann dann unmittelbar auf 







£ä*£i*i^^ 



._.,;._ 



M ,l.lilJlMllJlilHI|U 



'li'il'irtTir 



iSS:-::::—" ;:: r. ■ E 



- ■.-■":■ . 









Abb. 3. 



dem Negativ abgeleseu werdeD. So ist es ferner möglich, bei Reizung 

 von Muskeln oder Nerven mit Wechselströmen von 500 — 3000 Schwin- 

 gungen per Sekunde auf dem Negativ unmittelbar die wirkliche 

 Geschwindigkeit dieser Schwingungen und die Dauer der Reizung 

 niederzuschreiben (Abb. 4, in welcher 32 Schwingungen während 



**###& 



iM^Mffi^VMVWHWMWaWMMtM*^ 



Abb. 4 



0,041 Sekunden abgebildet sind. Fallgeschwindigkeit 1 m per Sekunde. 

 Genaue Frequenz 755 per Sekunde). Eine derartige Aufzeichnung 

 ist schwer auf andere Weise auszuführen. 



Bei der Benutzung beider Saiten können zwei verschiedene Vor- 

 gänge aufgezeichnet werden, zum Beispiel zwei aufeinanderfolgende 

 Reizungen mit verschiedenen Strömen oder aber auch eine Reizung 

 und der Beginn eines mechanischen Effektes usw. 



