422 



\Y e r t h e i m - S a 1 o m o n s o n 



Bei all diesen letzteren Anwendungen des Apparates braucht 

 nicht mit der grössten Feldstärke gearbeitet zu werden. Dies letztere 

 ist indessen wohl nötig, wenn das Saitensignal für einen anderen, 

 hier näher zu umschreibenden Zweck benutzt wird. Das Instrument 

 bildet, wie bereits gesagt, an sich ein Saitengalvanometer von relativ 

 grosser Empfindlichkeit, ungeachtet seiner beschränkten Dimensionen. 

 Die Saite, welche 30 Mikron Durchmesser hat, kann bequem 70 mal 

 vergrössei t werden und gibt dann eine ungefähr 2 mm breite Schatten- 

 linie. Diese Breite ist zum Registrieren sehr geeignet. Doch sogar 

 bei einer 40 fachen Vergrösserung ist das Instrument so empfindlich, 

 dass es bei dem Registrieren der Herztöne vortreffliche Dienste 



V^M 



Abb 5. 



zu leisten vermag. Hierbei ist freilich dafür zu sorgen , dass die 

 übrigen benötigten Hilfsmittel so zweckmässig wie nur möglich zu- 

 sammengestellt sind. Als Empfangsapparat für die Schallschwingungen 

 dient vorzugsweise ein Phonendoskop von Bazzi und Bianchi im 

 ursprünglichen Modell. Die Schallschwingungen werden auf ein 

 Mikrophon übertragen, das in einer Zwaardemaker'schen Camera 

 plumbica untergebracht ist. Das Mikrophon — ein Ericson'sches 

 Exemplar — ist mittels einer Akkumulatorzelle mit einem Trans- 

 formator verbunden, der die Spannung der elektrischen Wechsel- 

 ströme 10 mal verkleinert. Die sekundäre Umwicklung hat nur 1 Ohm 

 Widerstand und ist unmittelbar an die Saite gekoppelt. Der Gesamt- 

 widerstand in dem Saitenkreislauf beträgt dann 3,1 Ohm ; wird darauf 

 das Feld auf 12 000 Gauss eingestellt und die Spannung der Saite 



