Das Saitengalvanoineter-Signal und die Registrierung von Herztönen. 423 



auf eine Schwingungsgeschwindigkeit von etwa 500 per Sekunde ge- 

 regelt, dann ist die Dämpfung ihrer kritischen Form am nächsten, 

 und kommen die Umstände, unter welchen die Aufnahme erfolgt, 

 ziemlich den günstigsten Verhältnissen nahe, die mit diesem Instrumen- 

 tarium zu erzielen sind. Alsdann wurden Kurven erhalten, von denen 

 Abb. 5 ein Beispiel bietet. 



Die Registriergeschwindigkeit betrug hierbei 50 mm per Sekunde, 

 die Vergrößerung der Saite, die das Elektrokardiogramm schrieb, 

 1280, die Vergrößerung der Saite, welche das Phonogramm auf- 

 zeichnete, fast 40 mal. 



Ich habe mich zu überzeugen versucht, ob derartige Bilder hin- 

 reichend zuverlässig waren. 



Zu diesem Ende wurden vergleichende Aufnahmen angefertigt 

 sowohl mit dem soviele Male empfindlicheren grossen Saitengalvano- 

 meter als mit einem Siemens und Halske' sehen Oszillographen. 

 Dies letztere geschah insbesondere mit Rücksicht auf die Frage, ob 

 vielleicht doch noch Schwingungen von höherer Frequenz — von der 

 Ordnung von 1000 — 2000 per Sekunde — in den Herztönen vorkämen. 

 Die früheren Untersuchungen Einthoven's hatten dies zwar schon 

 unwahrscheinlich gemacht, aber immerhin bestand doch die Möglichkeit, 

 dass mit einem Instrument, das für diese Schwingungen hinreichend 

 empfindlich war — da die eigene Schwingungszeit 2000 per Sekunde 

 betrug — -, doch noch etwas dieser Art nachgewiesen werden konnte. 

 Die Oszillogramme stimmten jedoch hinlänglich mit den Phonogrammen 

 überein, welche mit dem von mir benutzten Signal aufgezeichnet 

 waren, und zeigten keine sicheren Schwingungen von höherer Frequenz. 

 Ich erhielt den Eindruck, dass tatsächlich die Kurven, die sowohl von 

 normalen als von kranken Herzen erhalten wurden, in hinreichendem 

 Grade als zuverlässig betrachtet werden durften. 



