Leitfähigkeitsmessungen am überlebenden Herzen. 501 



Messung rechnen (Schwankungen in den Zuleitungsdrähten , Thermo- 

 ströme und das persönliche Moment des Messenden). In den mitgeteilten 

 Versuchen beträgt sie selten 1 % , fast immer nur Bruchteile davon, 

 meist nur Bruchteile von 1 42. Ausserdem wurde immer das Mittel 

 von vier Messungen genommen. 



2. Die Platinierung* der Elektroden. 



Die Elektroden wurden, wie die abgebildete Skizze zeigt, der Wand 

 angeschmolzen, so dass alle Erschütterungen durch Flüssigkeitswirbel 

 ausgeschlossen waren, die Platindrähte durch die Wand der Kanüle 

 hinausgeführt. Die Platinierung erfolgte nach der von Kohlrausch 

 angegebenen Vorschrift 1 ): Als Platinierungsflüssigkeit diente eine 

 Lösung, die auf 30 ccm Wasser 1 g H 2 PtCl 6 und 8 mg Bleiacetat ent- 

 hielt. Nach sorgfältiger Reinigung der Elektroden wurde unter schwacher 

 Gasentwicklung und alle 3 Minuten erfolgendem Stromwechsel ein 

 Strom von ca. 0,1 Ampere l k Stunde hindurchgesandt. Danach Ab- 

 spülen der Elektroden und Ausziehen in 60—80° C. warmem Wasser, 

 das mehrmals erneuert wurde. 



3. Die Temperaturkonstanz. 



Da der Temperaturkoeffizient der Ringer- Lösung ca. 2,5 °/o be- 

 trägt, war die Genauigkeit der Temperaturbestimmung von grösster 

 Wichtigkeit. Hier waren einige Schwierigkeiten zu überwinden. In 

 einen Thermostaten konnte man die Apparatur nicht einbauen, weil 

 man während der Versuche Eingriffe am Herzen vornehmen und ihre 

 Wirkung beobachten musste. So wurde das in einem verschlossenen 

 Becherglas sitzende Messgefäss durch eine Korkbohrung in ein Wasser- 

 bad eingelassen, dessen Temperatur mittels Zuflusses von warmem und 

 kaltem Wasser durch ein doppelläufiges Rohr reguliert werden konnte. 

 Das Ganze stand auf einem Glasfuss und war von einem weiten Glas- 

 stutzen umgeben, der seinerseits auf einer hölzernen Unterlage ruhte. 

 Da es sich nun bald erwies, dass zwischen Wasserbad und Messraum 

 oft ziemlich erhebliche, von der Zimmertemperatur abhängige Tem- 

 peratursprünge vorhanden waren, so blieb, um diesen unberechenbaren 

 Schwankungen zu entgehen, nichts anderes übrig, als durch eine Kork- 

 bohrung des Becherglases ein Thermometer in die Kanüle selbst ein- 

 zuführen. An diesem waren Vio-Grade bequem und Bruchteile davon 



1) Kohlrausch-Hollborn, Leitvermögen d. Elektrolyte S. 9. Leipzig 1898. 



