74 A. Fleisch: 



führen, wie sie für das Beispiel an einem Stahldraht vorangehend be- 

 schrieben sind. Dadurch wird ermöglicht, die Hysteresis in Form des 

 auftretenden Arbeits Verlustes quantitativ fassen zu können. Um aber 

 die physiologischen Verhältnisse berücksichtigen zu können, ist es not- 

 wendig, die Dehnungszyklen mit einer den normalen Pulsationen ent- 

 sprechenden Geschwindigkeit auszuführen. Im weiteren dürfen die zu 

 untersuchenden Arterienstreifen in einem einzigen Dehnungszyklus nur 

 um einen geringen Betrag, entsprechend den Verhältnissen in vivo 

 gedehnt werden. Um dennoch die Arterien streifen bei verschiedenen 

 Dehnungsgraden untersuchen zu können, werden die Grunddehnungen 

 der Arterien streifen verändert und dabei kleine Dehnungszyklen aus- 

 geführt. Es soll dabei die Abhängigkeit der Hysteresis von der Grund - 

 dehnung des Gefäßes untersucht werden. Im weiteren sollen verschie- 

 dene Arterien desselben Tieres daraufhin untersucht werden, ob alle 

 den gleichen Grad der Hysteresis aufweisen. 



Methodik. 



Apparatur. 



Die verwendete Apparatur, die Arterienstreifen rhythmisch dehnt und sie 

 wieder kontrahieren läßt und dabei Spannung und Dehnung aufschreibt, soll im 

 folgenden beschrieben werden (Abb. 2). Als Motor des Apparates dient ein 

 schweres Schwungrad SR, das durch ein fallendes Gewicht O rotiert wird. In 

 der Achse des Schwungrades sitzt ein verschiebbarer Exzenter E, der bei seiner 

 Rotation die Dehnung und Kontraktion des eingespannten Arterienstreifens Art. 

 bewirkt. Die große Masse des Schwungrades garantiert eine gleichmäßige Ro- 

 tation. Die Geschwindigkeit der Rotation kann durch die Größe des treibenden 

 Gewichtes G innerhalb weiter Grenzen variiert werden. Die verschiebbare Ein- 

 stellung des Exzenters E gestattet die Dehnung des Arterienstreifens nach Be- 

 lieben zu variieren. 



Die Registrierung der Spannung geschieht durch einen Doppelhebel 

 mit ziemlich großer Übersetzung, damit kleine Exkursionen des Angriffspunktes 

 der Kraft genügend große Ausschläge liefern. Die zu messende Kraft greift am 

 Punkte K des Spannungshebels 8 an. A ist die Achse, um welche sich der Hebel 8 

 dreht. Als Gegenzug für die im Punkte K angreifende Kraft der Arterie dient 

 eine sehr starke Stahlfeder F. Um die Größe dieses Gegenzuges der Spannung 

 der Arterie anpassen zu können, ist die Stahlfeder F längs des Spannungshebels 8 

 verschiebbar. Der aus Aluminium bestehende Hebel 8 ist 1 mm dick und 6 mm 

 hoch. Die Wahl des Materials und insbesondere die Form dieses Hebels verhindert 

 ein störendes Durchbiegen. 



Die Exkursionen des Punctum mobile (P) des Spannungshebels 8 werden durch 

 einen dünnen Stahldraht auf einen zweiten Spannungshebel 8 t übertragen und 

 hier nochmals vergrößert. Dieser zweite Spannungshebel S x besteht vom Punkte P v 

 bis zur Achse A ± aus einer feinen Metallhülse mit Metallführung im Drehpunkt 

 D3n übrigen Teil dieses Hebels 8 1 bildet ein Strohhalm, der in die Metallhülse 

 unbeweglich eingekittet ist und an seinem anderen Ende mit einem schmalen, 

 gut federnden Celluloidschreiber armiert ist. Die Vergrößerung dieses Hebel- 

 systems ist eine 12 fache. Dieses doppelte Hebelsystem .für die Registrierung der 

 Spannung enthält gewisse Fehlerquellen wegen des toten Ganges an den Punkten P 



