76 A. Fleisch : 



zu können und ihm durch einfaches Höher- oder Tieferschrauben des Stabes B 

 je nach Bedarf eine verschiedene Grunddehnung zu erteilen. 



Bei der Konstruktion der Apparatur ist darauf geachtet worden, mit mög- 

 lichst leichten Hebeln auszukommen, um Schleuderung zu vermeiden. Sehr große 

 Schwierigkeiten bereitete die Forderung nach präziser Funktion des Spannungs- 

 hebels 8 V Bei anderen zuerst versuchten Modifikationen hat sich gezeigt, daß 

 die geringe Reibung der Schreibspitze des Spannungshebels genügt, um die Emp- 

 findlichkeit des Spannungshebels bis zur Unbrauchbarkeit der Versuche herab- 

 zusetzen. Wenn nämlich die Schreibspitze des Spannungshebels an das Kymo- 

 graphion angelegt war, so genügten kleine Spannungsveränderungen nicht, um die 

 Reibung der Schreibspitze zu überwinden und Ausschläge zu erzeugen. Es bedurfte 

 stärkerer Spannungsveränderungen, um den „Schwellenwert" zu überschreiten, 

 d. h. Ausschläge sichtbar werden zu lassen. Es war somit das Bestreben, diesen 

 Schwellenwert auf ein Minimum herabzusetzen. Dies geschah, indem einmal auf 

 eine starke Vergrößerung im System der Spannungshebel verzichtet wurde. Ge- 

 nügende Größe der Spannungsausschläge wurde nicht durch starke Vergrößerung, 

 sondern durch stärkere Exkursionen des Angriffspunktes der Kraft (K, Abb. 2) 

 erzeugt. Daß auf möglichst geringe Reibung in den Drehpunkten der Hebel ge- 

 achtet wurde, ist selbstverständlich. Von wesentlicher Bedeutung ist die Schreib - 

 spitze. Am besten eignet sich eine solche aus einem 0,1 mm dicken, schmalen, 

 gut federnden Celluloidstreifen, dessen Spitze nur ganz leicht an das Kymographion 

 angelegt werden darf. In der beschriebenen Apparatur ist es, wie später noch ge- 

 zeigt wird, gelungen, den Schwellenwert so weit herabzudrücken, daß er in den 

 Versuchen nicht mehr störend ins Gewicht fällt. Um für jeden Versuch die Sicher- 

 heit zu haben, daß keine Fehlerquellen wegen zu starken Andrückens der Schreib- 

 spitzen vorhanden sind, wurde vor jedem einzelnen Versuch die Größe des Schwellen- 

 wertes bei verschiedenen Ausschlagsgrößen der Schreibhebel so lange ausprobiert, 

 bis es gelang, ihn auf ein Minimum zu reduzieren. 



Die registrierten Kurven. 



Da es wegen Durchbiegung und Schleuderung von Vorteil ist, kurze 

 Schreibhebel zu verwenden, so müssen auch die Ausschläge klein gehal- 

 ten werden. Sie betragen für die Spannung 8 mm und für die Dehnung 

 ca. 10 mm. Um diese kleinen Ausschläge auswerten zu können, werden 

 die registrierten Kurven optisch vergrößert. In dieser Absicht 

 wird bei den Versuchen als Schreibfläche sehr schwach berußtes, voll- 

 kommen durchsichtiges Gelatinepapier verwendet, das auf eine Kymo- 

 graphiontrommel aufgespannt ist. Für die optische Vergrößerung wird 

 das Gelatinepapier zwischen zwei Glasplatten gelegt und durch Pro- 

 jektion auf einen weißen Karton zehnmal vergrößert. Bei der Projektion 

 ist darauf zu achten, daß keine Verzerrung des Bildes infolge sphärischer 

 Aberration der Projektionslinse entsteht. Durch Projektion einer Glas- 

 platte mit Millimeterteilung wurde das verwendete Linsen System auf 

 objektgetreue Abbildung geprüft und eine Verzerrung nur für die 

 äußersten Randpartien gefunden. Durch fortlaufendes Verschieben des 

 Objektes im Projektionsapparat wurde es ermöglicht, die Ordinaten- 

 werte immer nur im Zentrum des projizierten Bildes abzulesen. Fehler 

 infolge sphärischer Aberration sind somit vollständig auszuschließen. 



