Der Arbeitsverlust bei rascher Dehnung und Entspannung der Arterienwandung. 77 



Die registrierten Kurven von Dehnung und Spannung sollen so aus- 

 gewertet werden, daß für jeden Dehnungsgrad des Arterien Streifens die 

 zugehörige Spannurg bekannt wird. Es dürfen aber im Projektionsbild 

 nicht einfach senkrecht übereinanderstehende Punkte der Spannungs- 

 und Dehnungskurve als korrespondierende betrachtet werden. Da die 

 Ausschläge in Kreisbogen und nicht vertikal erfolgen, kommen wegen 

 der verschiedenen Länge der beiden Schreibhebel zeitlich koinzidierende 

 Punkte der beiden registrierten Kurven nicht senkrecht übereinander - 

 zustehen. Diese Schwierigkeit wird behoben durch Fixierung zeitlich 

 koinzidierender Kurven punkte auf den registrierten Kurven selbst. 

 Nach dem Versuch wird die Trommel des Kymographions einmal ge- 

 dreht, bis die Schreibspitzen wieder am Anfang der zu analysierenden 

 Kurven stehen. Nun wird bei ruhender Trommel die Arterie gedehnt 

 und wieder entspannt und so eine Ordinate geschrieben, darauf die 

 Trommel ein wenig gedreht und die Arterie wieder gedehnt usw. Um 

 eine genügende Anzahl Punkte für die Analyse zu besitzen, wird für 

 einen Dehnungszyklus dieser Prozeß ungefähr 15 mal wiederholt. Auf 

 diese Weise fixieren die Schreibspitzen an den registrierten Kurven kor- 

 respondierende Punkte und am Projektionsbild werden die Ordinaten 

 dieser Punkte auf 0,5 mm genau gemessen und notiert. 



Reduktion der erhaltenen Werte. 

 Die registrierte Dehnungskurve weist größere Werte auf, als der 

 wirklichen Dehnung der Arterie entspricht. Um einen Spannungsaus - 

 schlag zu erhalten, muß sich der Aufhängepunkt der Arterie (K, Abb. 2) 

 bei der Dehnung nach abwärts bewegen. Das obere Arterienende,' das 

 eigentlich für die Registrierung der Dehnung un verschieblich sein sollte, 

 führt also auch eine Bewegung nach abwärts aus, welche vom Dehnungs- 

 schreibhebel ebenfalls vergrößert aufgeschrieben wird. Diese Mitbewe- 

 gung des oberen Arterienendes ist vom Dehnungsausschlag in Abzug 

 zu bringen. Denjenigen Teil des Dehnungsausschlages, der durch Mit- 

 bewegung des oberen Arterienendes erzeugt wird, können wir aus dem 

 Spannungsausschlag unter Berücksichtigung der Hebel Vergrößerung 

 berechnen. Die Vergrößerung des Hebelsystemes für die Spannung be- 

 trägt 12, für den Dehnungshebel 3. Der Spannungsausschlag, dividiert 

 durch 12, ergibt also die Exkursion des oberen Arterienendes, welcher 

 Wert mit 3 multipliziert vom Dehnungsausschlag in Abzug zu bringen 

 ist. Somit ist : Dehnungsausschlag minus 3 / 12 x Spannungsausschlag 

 gleich korrigierte Dehnung. Die§e Reduktion muß für jeden einzelnen 

 Wert durchgeführt werden. 



Prüfung der Apparatur an Stahlfedern. 



Für die Funktionsprüfung der Apparatur werden Dehnungszyklen an einer 

 Stahlfeder durchgeführt. In den registrierten Kurven werden, wie oben beschrie- 



