Ein für fortlaufende Untersuchungen geeignetes photoelektrisches Colorimeter. 95 



beeinträchtigt, so vermag auch die Wahl eines ungeeigneten Vorschaltwiderstandes 

 die Proportionalität zwischen Strom- und Lichtintensität aufzuheben. Diese be- 

 steht nämlich nur- so lange, als die Potentialdifferenz zwischen den Elektroden 

 sich unter der Lichteinwirkung nicht merklich ändert. Wählt man den Vor- 

 schaltwiderstand z. B. so groß, daß er dem der belichteten Zelle annähernd gleich- 

 gesetzt werden kann, so ist ohne weiteres verständlich, daß infolge des dadurch 

 bedingten Spannungsabfalls auch der Strom der wirksamen Lichtmenge nicht 

 mehr entspricht. Man wird deshalb ganz allgemein den Vorschaltwiderstand um 

 so kleiner nehmen, je intensiver die verwendete Lichtquelle ist. Geht die Spannung 

 des angelegten Potentials nicht über 40 Volt hinaus, so ist er überhaupt nicht nötig. 

 V. Stromquellen für das Hilfspotential. Diese müssen in erster Linie 

 konstant sein. Daher scheidet z. B. die Entnahme des Hilfspotentials aus einem 

 städtischen Gleichstromnetz zum Teil aus. In Betracht kommen und vorzüglich 

 geeignet sind jedoch die bekannten kleinen Akkumulatorenbatterien von Zehnder, 



Abb. 2. 



Bornhäuser, König usw. Sie haben nur den einen Nachteil, daß ihre Anschaf- 

 fung sehr teuer ist. Einen wenn auch nicht gleichwertigen Ersatz bieten für den 

 vorliegenden Zweck in all den Fällen, wo eine solche Batterie nicht zur Verfügung 

 steht, die bekannten Taschenlampenbatterien. Ihre Verwendung wurde erstmals 

 von Elster und Geitel 10 ) empfohlen. Ein aus solchen Elementen zusammen- 

 gesetztes Aggregat ist leicht, billig, relativ haltbar, und, da die entnommenen 

 Ströme sehr klein sind (10~* bis 10" 6 A), praktisch als konstant zu erachten. 



"VT. Das Einbauen der Zelle. Um die Einwirkung unerwünschten, vor 

 allem reflektierten Lichtes sicher auszuschließen, ist das Verbringen der photo- 

 elektrischen Zelle in ein lichtdichtes, innen geschwärztes Gehäuse absolutes Er- 

 fordernis. Diese Maßnahme begründet sich, von allem anderen abgesehen, schon 

 durch die außerordentlich hohe Lichtempfindlichkeit der Zellen. Wie groß dieselbe 

 ist, erhellt am besten die Tatsache, daß nach Versuchen von Elster und Geitel 12 ) 

 Lichtintensitäten von rund 2 Millionstel Meterkerzen noch photoelektrisch nach- 

 weisbar sind. Die diesen Lichtmengen entsprechenden Photoströme sind von der 

 Größenordnung 2- 10 ~ 14 Ampere. 



Als Lichtschutz für die Zelle diente das in der Abb. 2 schematisch gezeichnete, 

 kreiscylindrische, mit abnehmbaren Deckeln versehene Gehäuse. Diese Ausfüh- 

 rungsform, die infolge exzentrischer und gleichzeitig verschieblicher Anordnung 



