96 F. Wildermuth : 



der Unterstützungspunkte 8 jede Zelle ohne Schwierigkeit zu justieren gestattet, 

 hat sich gut bewährt. Die Drähte werden durch ein (mit geschwärztem Bernstein) 

 gut isoliertes Hülsensystem H 1 und H 2 (siehe Abb. 2), dessen Innenflächen eben- 

 falls dunkel gebeizt sind, in das Gehäuseinnere eingeführt. Absolut notwendig ist 

 dieser Schutz nicht. Elster und Geitel 13 ) haben, wie ich später bemerkte, sich 

 damit begnügt, die Bernsteinisolationen an der Innenseite mit Picein zu über- 

 ziehen. Das am Gehäuse angebrachte Fenster F wird, um das einfallende Licht 

 diffus auf die Kathodenfläche zu werfen, zweckmäßig aus Mattglas gefertigt. 

 Gleichzeitig schließt es das Gehäuseinnere, das mit Natrium trocken gehalten 

 werden muß, nach Möglichkeit gegen die Außenatmosphäre ab. 



Zwei Methoden kommen für die Vornahme colorimetrischer Bestimmungen 

 in Betracht: Die elektromotorische und die galvanometrische. Beide wurden bei 

 den vorliegenden Versuchen benützt. Sie seien, da aus ihnen die nachfolgend geschil- 

 derte Neuanordnung hervorgegangen ist, hier kurz skizziert. 



B. Spezieller Teil. 



I. Die einfache elektrometrische Methode. 

 Sie läuft letzten Endes auf eine Bestimmung der Aufladezeiten 

 hinaus. Ihr liegt die Überlegung zugrunde, daß beim Vergleich zweier 

 gleichfarbiger, jedoch voneinander verschiedener Lösungen diejenige, 

 welche infolge ihrer größeren Konzentration mehr Licht absorbiert, 

 bei sonst gleichen Verhältnissen auch die längere Aufladezeit hat. 

 Als Maß des durch die Absorption beeinflußten Photoeffektes wird also 

 der reziproke Wert der Zeit (in Sekunden) angesprochen, die vergeht, 

 bis der Elektrometerfaden auf der Skala ein bestimmtes Intervall 

 durchlaufen hat. 



Die Richtigkeit der vorstehenden Überlegung läßt sich, wenn Q die Elek- 

 trizitätsmenge, C die Kapazität, Fdie Spannung der erteilten Ladung, i x , i 2 , i 3 usf. 

 die Stromstärke, t lt t 2 , t s usf. die abgelesenen Zeiten in Sekunden und l x , l 2 , l 3 usf. 

 die angewandten Lichtmengen bedeuten, unter der Voraussetzung, daß Kapazität, 

 Potential und Widerstand für das photoelektrische System konstante Größen 

 sind — was auch tatsächlich zutrifft — mathematisch wie folgt entwickeln: 



Auf Grund der für jeden Leiter geltenden Beziehung Q = CV lassen sich für 

 die einzelnen Bestimmungen nachstehende Gleichungen aufstellen: 



Qi =C 1 V li Q 2 = C 2 V 2 usf. 

 Da nun die Kapazität und der Widerstand des pbotoelektrischen Systems, sowie 

 das erteilte Potential, zu dem jeweils aufgeladen wird, stets gleich bleiben, so ist: 



Qi = 2 = Q 3 ■ ■ ■ usf. = Q = CV. (1) 



Ferner gilt für ionisierte Gase bei Messung sehr schwacher, einem Elektrometer 



C ■ V 

 zugeführter Ströme die Beziehung i = - — r— — - oder, da Q = CV ist, auch 



Danach lassen sich, analog wie oben, die folgenden Gleichungen aufstellen : 



■ ^'frfe? (2> ^-srfe?* <3) 



Unter Berücksichtigung der Gleichung 1) läßt sich nun aus den Gleichungen 2), 3) 

 die Proportion ableiten: 



