Ein für fortlaufende Untersuchungen geeignetes photoelektrisches Colorimeter. 97 



— : — , d. h. : 



■.'._: i_ i. :1 



*1 ^2 ^3 



Die Stromstärken sind den reziproken Werten der Aufladezeiten proportional. Da 

 nun (nach Elster und Geitel) bei den Kaliumzellen Strom- und Lichtintensität 

 einander direkt proportional sind, so gilt auch die Proportion: 



»111 



l, : l 2 : l z = — : - : - . (4) 



f. 



U 



u 



Womit der Beweis für die Richtigkeit unserer den vorliegenden colorimetrischen 

 Bestimmungen zugrunde gelegten Überlegung erbracht ist. 



Schaltungsanordnung. Die Schaltung ist aus der Abb. 3 

 ersichtlich. B stellt die Stromquelle für das Hilfspotential vor. Ihr 

 positiver Pol ist zur 



^Erde 



-B 



Erde 



V® 



* 



Q> 



"•Erde 



Erde abgeleitet, ihr 



negativer über den 



Vorschaltwiderstand 



W (500.0 ü) zu dem 



Metallbelag K der 



li chtempf indlichen 

 Zelle Z geführt. Der 

 Platinring R (Anode) 

 der Zelle Z ist einer- 

 seits mit der veränderlichen Kapazität C, andererseits mit dem Wulf- 

 schen Zweifadenelektrometer E leitend verbunden. Vorteilhafter als die 

 Verwendung dieses Instrumentes ist für die vorliegenden Bestimmungen 

 die eines Einfadenelektrometers von Elster und Geitel. Die Schaltung 

 ändert sich in diesem Falle wie folgt: 



Zum Elektrometer liegt (siehe Abb. 4) im Nebenschluß, um die 

 Entladungsstromstärke konstant zu halten, ein großer Widerstand 



Abb. 3. 



Erde 



.Erde 



JE 



*L 



K Erde 



Z K Erde 



Abb. 4. 



von der ungefähren Ordnung 10 10 Ohm. Man benützt dazu mit Vorteil 

 einen Bronsen- oder noch besser, wie Elster und Geitel 11 ) bzw. 

 N. Campbell angegeben haben — einen Xylolalkohol wider stand. 

 Mit dieser Anordnung lassen sich außerordentlich kleine Photoströme 



Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 183. 7 



