98 



F. Wildermuth : 



nachweisen. Kennt man nämlich die Empfindlichkeit des Elektro- 

 meters, desgleichen den Widerstand der Zuleitungen, so ist die Strom - 



. E 

 stärke durch die Beziehung % = — gegeben, und zwar ist E die gemessene 



Elektrometer Spannung, W der Widerstand des Systems. 



Der Beleuchtungsstrom wurde einer Akkumulatorenbatterie von 

 4 Zellen entnommen. Bekanntlich läßt die Charakteristik (s. Abb. 5) 



des Entladungsvor- 



2,4 

 .2,2 



2,0 



1,-4- 

 1.2 



r 



¥ Stunden 



Abb. 5. 



ganges 3 Kurventeile 

 unterscheiden. Zu- 

 nächst tritt unmittel- 

 bar nach Stromschluß 

 ein kurzer, steiler 

 Spannungsabfall von 

 2,2 Volt auf etwa 

 1,9 Volt und daran 

 anschließend eine ganz 

 allmähliche, stetig ver- 

 laufende Abnahme bis zu 1,85 Volt auf. Erreicht die Spannung der 

 Akkumulatorenbatterie den letztgenannten kritischen Wert, so stürzt 

 die Kurve rasch auf Null ab. 



Dieser mittlere, zwischen den Grenzen 1,9 und 1,85 Volt gelegene 

 Spannungsabfall erfolgt nun, sofern die Dauer des Entladungsvorganges 

 und die Stärke des entnommenen Stromes gegenüber der Kapazität 

 der Batterie genügend klein sind, so allmählich, daß dieser Teil der 

 Kurve fast horizontal verläuft. Man kann in diesem Eall, wie dies bei 

 den vorliegenden Untersuchungen geschah, für die kurze Zeitdauer der 

 Bestimmung Stromstärke und Spannung praktisch als konstant er- 

 achten. 



Bei den zahlreichen, von mir selbst und anderen vorgenommenen 

 elektrometrischen Bestimmungen störte vor allem die große Empfind- 

 lichkeit des Systems gegen äußere Einflüsse (Influenz); so hielt die 

 Durchführung des elektrostatischen Schutzes, die richtige Isolation 

 aller in Betracht kommenden Teile und gute Erdung bei den Arbeiten 

 sehr auf. 



Abgesehen davon, daß die mittels Stoppuhr vorzunehmenden Be- 

 stimmungen der Aufladezeiten lästiger sind, als die objektiven galvano- 

 metrischen Ablesungen mit Skala und Lichtzeiger, müssen ^bei jeder 

 elektrometrischen Untersuchung, sollen nicht Fehler unterlaufen, 

 noch das angelegte Potential, die Volt- und Amperezahl der Beleuch- 

 tungsbatterie, die Einstellung des Eadens auf den Skalenteil genau 

 beobachtet werden. Dabei ist die Empfindlichkeit der Methode, wie 

 sich aus einem Vergleich der weiter unten mitgeteilten Werte noch 



