Ein für fortlaufende Untersuchungen geeignetes photoelektrisches Colorimeter. 99 



ergeben wird, in der vorliegenden Anwendungsform keineswegs größer, 

 als die der galvanometrischen. 



Colorimetrische Bestimmung zweier Carminblaulösungen verschie- 

 dener Konzentrationen : 1 : 20 und 1 : 21 (Konzentration der Stamm- 

 lösung 0,02 ~: 4000). 



Tabelle I. 

 Angelegtes Potential 116 Volt, Akkumulatorenbatterie 8,0 Volt, 0,82 Ampere. 



Skalenteil 



Aufladezeit 



n Sekunden 



(rechter Faden) 



für Cuvette I ■ 



für Cuvette II 



25 



43.0 



42,0 



25 



42,8 



42,0 



25 



42,4 



42,0 



25 



43,0 



42,0 



25 



43,0 



42,0 



25 



42,8 



42,0 



Aus den vorstehenden Werten berechnet sich die mittlere Aufladezeit für die 

 I. Cuvette mit 42,84 Sekunden, für die zweite Cuvette mit 42,8 Sekunden, somit 

 eine Differenz der Aufladezeiten von 0,8 Sekunden zugunsten der zweiten Cuvette, 

 die nach dem oben Gesagten darauf zurückzuführen ist, daß die Farblösung der 

 zweiten Cuvette mehr Licht durchließ, d. h. von geringerer Konzentration war 

 als die andere. Schon diese Bestimmung, der stets noch eine Prüfung der Kon- 

 stanz des Systems voranzugehen hat, zeigt, daß die Methode — von ihrer Leistung 

 ganz abgesehen — zum mindesten umständlich ist. 



II. Die galvanometrische Methode. 



Beobachtet wird die Stärke des Photostroms. Sie gibt bei der Be- 

 stimmung das Maß für die Intensität der zur Wirkung gelangten Licht- 

 menge ab. Diese hängt wiederum von der größeren oder geringeren 

 Exstinctionskraft der zu vergleichenden Farblösungen ab. Da die 

 Intensität der Lichtquelle im Prinzip nach oben nicht begrenzt ist, 

 so kann man mit relativ starken Strömen arbeiten. Zur Messung der- 

 selben kann jedes empfindliche Galvanometer — es handelt sich um 

 Ströme von der Ordnung 10 " 7 bis 10 " 10 A — benützt werden. 



Bei den vorliegenden Versuchen wurde für die Messungen ein Spulen- 

 galvanometer (d'Arsonval) von Siemens & Halske mit einer Empfind- 

 lichkeit von 8 • 10 ~ 10 Ampere benützt. Die Ablesungen erfolgten objektiv 

 in der üblichen Weise mit Skala und Lichtzeiger. 



Auch bei dieser gegen äußere Störungen im allgemeinen weniger 

 empfindlichen Methode spielt der elektrostatische Schutz eine ent- 

 scheidende Bolle. Am besten baut man die empfindlichen Teile des 

 Systems, d. h. die Teile mit großer Kapazität wie Zellgehäuse usw. 

 in gut geerdete Metallhüllen ein. Bei den Drähten kann man, sofern die 

 Leitungen kurz sind, auf das Einbauen in Röhren, wie P. P. Koch 13 ) 

 dies angibt, ohne merklichen Fehler verzichten. Die große elektro- 



7* 



