Ein für fortlaufende Untersuchungen geeignetes photoelektrisehes Colorimeter. 105 



Stromes direkt der Belichtungsstärke und (bei dem liier verwendeten 

 Einfadeninstrument) die Ausschläge des Fadens der vorhandenen 

 Spannungsdifferenzen proportional sind, so lassen sich aus den letzteren 

 die ersteren leicht berechnen. Es leuchtet nun ohne weiteres ein, daß 

 sich bei richtiger Aufstellung der Lichtquelle — im idealen Fall, d. h. 

 wenn die Empfindlichkeit der Zellen absolut gleich ist, wäre dies die 

 Mitte der optischen Achse — in den beiden Zweigen ein photoelektrisches 

 Stromgleichgewicht herstellen läßt, bei dem die Aufladung des Elektro- 

 meters gleich Null wird und der Faden seine Ruhelage nicht verläßt. 

 Dies trifft auch tatsächlich zu. Wie die Empfindlichkeit der beiden 

 verwendeten Zellen auch sein mag — man wird sie schon aus praktischen 

 Gründen möglichst gleich wählen — , es läßt sich doch jederzeit eine 

 Aufstellung für die Lampe finden, bei welcher der Elektrometerfaden 

 seine Nullage beibehält. Der Vorzug dieser, in der Physik vielfach 

 gebrauchten und als Nullmethode bezeichneten Anwendungsform liegt, 

 von ihrer großen Empfindlichkeit abgesehen, für die vorliegenden 

 Untersuchungen vor allem darin, daß die Bestimmung der Aufladezeit 

 umgangen wird. 



Versuche mit der Neuanordnung. 



Nachfolgend gebe ich einige colorimetrische Bestimmungen wieder: 



Das an die Zellen bzw. an die Schneiden des Elektrometers angelegte Hilfs- 

 potential wurde ein und derselben Batterie entnommen und betrug — 50 bzw. 

 + 50 Volt. Die Empfindlichkeit des Elektrometers war so gewählt, daß 6 Skalen- 

 teile einem Volt entsprachen. Als Lichtquelle benützte ich eine 25 kerzige Metall- 

 fadenlampe. Die Gehäuse, die Zuleitungsdrähte waren mit Stanniol abgeschirmt 

 und sorgfältig geerdet. Die Distanz der Zellen (Anode zu Anode gemessen) betrug 

 60 cm, d. h. — 30 bzw. + 30 von der Nullage der optischen Bank aus. Die Lampe 

 mußte, da die eine Zelle empfindlicher war als die andere, um — 10,5 Skalenteile 

 aus dem Nullpunkt herausbewegt werden. 



1. Versuch. Die Cuvetten sind leer. 



Nullage des Fadens ohne Cuvetten bei Skalenteil 210,0. 



Lichtmaß der Cuvette A = 8,83 m; Lichtmaß der Cuvette B = 8,93 m; 

 Lichtmaß B 0,10 mm stärker. 



2. Versuch. 

 und nach der 1. 



Stellung der Cuvette zur 

 Lichtquelle 



Ausschlag des Fadens in 

 Skalenteilen 



B 

 A 



A 

 B 



ZqI} 0,1 Skt, 



Dieselben Bedingungen, Cuvetten jedoch mit Wasser gefüllt 

 Bestimmung ausgetauscht : 



1,8-1,6 links} 04 gkt _ 

 1,2 — 1,4 linksj 



Beide Cuvetten nacheinander vor ein und dieselbe Zelle gestellt: 

 B 

 A 



B 7,5 links 



A 7,2 links 



l't reC l!?l 0,4 Skt. 

 9,0 rechtsj 



0,30 Skt. 



