Ein für fortlaufende Untersuchungen geeignetes pliotoelektrisches Colorimeter. 107 



1914 unternommen, zunächst lediglich die Frage der Brauchbarkeit 

 der Methode entscheiden, bevor über die schließliche Formgebung 

 der nur provisorisch durchgeführten Versuchsanordnung endgültig 

 beschlossen würde. Der Krieg hat diese Pläne nicht zur Ausführung 

 kommen lassen. Ich bin inzwischen über die Feststellung der hohen 

 Empfindlichkeit der Methode, sowie der bequemen Handhabung der 

 vorstehenden Anordnung nicht hinausgekommen. Trotzdem läßt sich 

 auf Grund der angeführten Ergebnisse folgendes mit Sicherheit aus- 

 sagen : 



1. Wir haben in den Kaliumzellen ein für colorimetrische, speziell 

 hämoglobinometrische Untersuchungen vorzüglich geeignetes Hilfs- 

 mittel von außerordentlicher Empfindlichkeit auch gegenüber kleinsten 

 Konzentrationsdifferenzen. 



2. Bei zweckmäßiger Wahl der Anordnung zeigt sich die photo- 

 elektrische Zelle, besonders wenn es sich um Unterscheidung zarter 

 Farbtöne handelt, dem menschlichen Auge sicher überlegen. Diese 

 Überlegenheit tritt in all den Fällen ganz besonders hervor, wo die 

 sogenannten Ermüdungserscheinungen unseres Sehapparates infolge 

 Überanstrengung sich geltend machen. 



3. Die Konstanz der photoelektrischen Empfindlichkeit der Zelle 

 gestattet, da die Stromstärke der Licht Intensität proportional ist, 

 nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Untersuchungen. 

 Letztere lassen sich bei Anwendung geeigneter, homogener Lichtsorten 

 direkt auf verschiedene Blutarten ausdehnen. 



4. Für fortlaufende hämoglobinometrische Untersuchungen bedeutet 

 die zuletzt geschilderte (elektrometrische) Anordnung eine Vereinfachung 

 der Methode, weil sie durch die gleichzeitige Verwendung zweier Zellen 

 den Gebrauch der Nullmethode ermöglicht, und dadurch die wesentlich 

 unangenehmeren „messenden Methoden" umgeht. Gleichzeitig werden 

 durch das Prinzip des photoelektrischen Stromgleichgewichts und das 

 der Symmetrie, die bei elektrometrischen Messungen speziell zu berück- 

 sichtigenden obengenannten Störungen — Influenz, photoelektrische 

 Nachwirkung, elektrische Rückstände im isolierten Material — sowie 

 etwaige Schwankungen in den verwendeten Stromquellen auf ein Mini- 

 mum reduziert, resp. ganz und gar aufgehoben. 



Zum Schluß sei es mir gestattet, Herrn Geheimrat Elster, Herrn 

 Geheimrat Geitel und Herrn Prof. Deguisne für ihr Interesse und 

 ihre wertvollen Ratschläge meinen ergebensten Dank auszusprechen. 



Literaturverzeichnis. 



1 ) Abderhalden und Wildermuth, Eine selbsttätige Registriervorrichtung 

 für polarimetrische Untersuchungen optisch-aktiver Substrate. Fermentforschung 

 1, 1. 1914. — 2 ) Abderhaldenund Wildermuth, Die Verwendung von Kalium- 

 zellen zur objektiven Vergleichung. Arch. f. d. ges. Physiol. 159. — 3 ) Hallwachs, 



