238 F. Verzär und M. G-ara: Beiträge zur Methodik der Blutgasanalyse. 



lang konstant bleibt innerhalb der Versuchsfehler dieser Methode. 

 Der erstere Wert zeigt, daß das Blut nicht atmet, der zweite, daß es 

 nicht sedimentiert. 



Natürlich soll man die Analysen immer so rasch als möglich machen, 

 aber man sieht aus diesen Bestimmungen doch, daß in dieser Lösung 

 das Blut stundenlang beiseite gestellt werden kann, um es dann nach 

 dem Versuch in aller Ruhe zu analysieren. Wir benützen aber dies nur 

 dann, wenn so viel Analysen gemacht werden, daß nicht genügend 

 Apparate zur sofortigen Analyse frei sind. 



II. 



Zwecks Bestimmung des 2 - Verbrauches eines Organes ist es nötig 

 die Ausflußgeschwindigkeit zu messen und aus dieser, sowie dem Gas- 

 gehalte des arteriellen und venösen Blutes wird der gesuchte Wert 

 berechnet. Es ist deshalb sehr wichtig, daß die Durchströmungs- bzw. 

 Ausflußgeschwindigkeit immer unter gleichen Bedingungen stattfindet, 

 sonst kommt man zu ganz absurden Resultaten. Setzt man an die 

 Venenkanüle eine Pipette, so kann leicht durch Drehung oder Zerrung 

 der Vene der Widerstand und dadurch die Ausflußgeschwindigkeit 

 geändert werden. Um nun konstante Verhältnisse zu haben, benützen 

 wir bereits seit längerer Zeit einen 6-Wege-Hahn aus Glas, welcher 

 gestattet, nacheinander 5 Blutproben in Pipetten fließen zu lassen, 

 ohne daß an der ganzen subtilen Anordnung etwas geändert wird. 



Der Hahn wird an einem Stativ befestigt und über die Venenkanüle 

 gestellt; dann wird das Einflußrohr mit der Vene mit kurzem Gummi- 

 schlauch verbunden, während auf die 5 Ausflußrohre je eine kalibrierte 

 2 ccm-Pipette kommt. In unserem Fall war das Volum von der Vene 

 bis zur Pipette 0,55 ccm. Das in einem bestimmten Moment aus der 

 Vene tretende Blut war also erst nach Abzug dieser Quantität in der 

 Pipette, was in Korrektion genommen wurde (2-ccm-Pipetten !). Will 

 man mehr als 5 Proben nehmen, so tauscht man die Pipetten um. 



Aus dem Einflußrohr gelangt das Blut in eine horizontale Rinne 

 des Stöpsels und durch einen vertikalen Ausschnitt zu dem jeweils 

 gewünschten Ausflußrohr. Siehe Abb. 1 u. 2. 



Abb. 1. Abb. 2. 



Der Vorzug dieser Einrichtung ist, daß sie gestattet, momentan nach- 

 einander, ohne Verluste und ohne Veränderungen an der Vene Proben 

 zu entnehmen. 



