72 Hermann Straub: 



Dämpfung notwendig auftretenden Entstellungen der Kurve fürchten 

 zu müssen. In der Tat wird ja durch eine Vergrösserung der 

 Dämpfung nur der in zu grosser Masse liegende Mangel zahlreicher 

 Registrierinstrumente verdeckt, weshalb ich in dem Vorhandensein 

 von Eigenschwingungen in einer durch ungedämpfte Manometer 

 registrierten Kurve vielmehr einen Vorzug gegenüber der gedämpften 

 Kurve sehen kann insofern, als auch bei oberflächlicher Betrachtung 

 der Grad der Verbindlichkeit bzw. der Fehlerhaftigkeit einer solchen 

 Kurve erkannt werden kann, was bei gedämpft registrierten Kurven 

 erst durch mühsame theoretische Überlegungen möglich ist. 



Die hier aufgestellte Forderung möglichst kleiner Masse ist 

 nun bisher bei den Untersuchungen über den Druckablauf in den 

 Herzhöhlen zwar in einzelnen Arbeiten aufgestellt, aber, soweit mir 

 bekannt, nie in genügendem Maasse verwirklicht worden. Zunächst 

 erscheint es aus diesem Grunde notwendig, alle die Kurven als nicht 

 mehr verbindlich auszuschalten, die mit den Chauveau-Marey- 

 schen Sondes cardiaques 1 ) bzw. durch Einführung von Kathetern 2 ) 

 in die Herzhöhlen aufgenommen sind. Die Flüssigkeit in den langen 

 Röhren mit verhältnismässig geringem Durchmesser bedingt schon 

 eine so grosse Masse, dass es selbst in Verbindung mit den besten 

 Manometern nicht mehr gelingt, genügende Leistungsfähigkeit zu er- 

 zielen. Gangbar erscheint mir bloss der andere Weg, Kanülen 

 direkt durch die Herzwand in die Herzhöhlen einzustechen. Dass 

 dies möglich ist, wurde von Magini 3 ) und Rolleston 4 ) gezeigt. 

 Leider haben aber die genannten Autoren, wie alle, die später auf 

 diesem Wege vorgingen, ihre Kanülen mit Hebelmanometern von 

 ungenügender Leistungsfähigkeit verbunden. Hebelinstrumente sind 

 gleichfalls für das genannte Problem grundsätzlich zu verwerfen, 

 weil der Hebel eine viel zu grosse Masse in das System einführt. 

 Als geeignete Konstruktionen kommen wohl nur in Betracht Mano- 

 meter vom Typ des Frank' sehen Spiegelmanometers 5 ) oder das 



1) Chauveau und Marey, zit. aus O.Frank in Tiger stedt's Hanclb. 

 Bd. 2 T. IV S. 207. 



2) Fick, Fredericq, Hürthle, Krehl und v. Frey. 



3) Magini, zit. aus 0. Frank in Tigerstedt's Handb. ibid. 



4) Rolleston, Observation on the endocardial pressure curve. Journ. 

 of Physiol. vol. 8 p. 235. 1887. 



5) 0. Frank, Ein neues Spiegelmanometer von böchster Güte. Zeitschr. 

 f. Biol. Bd. 53 S. 545. 1910. 



