Der Druckablauf in den Herzhöhlen. 



73 



Kapillarmanometer nach Bayliss und Starling 1 ). Ich habe bei 

 meinen Untersuchungen den erstgenannten Typ verwendet vor- 

 wiegend , weil mir dazu passende Registriereinrichtungen zur Ver- 

 fügung standen. Man kommt auf diesem Wege zu genügender 

 Leistungsfähigkeit des Instrumentes, so dass es sich für mich er- 

 übrigt, in eine Diskussion darüber einzutreten, ob etwa einem Mano- 

 meter der zweitgenannten Art Vorzüge 

 vor dem von mir verwendeten zukommen. 



Das Troikartmanomet'er. Die ge- 

 schilderten theoretischen Überlegungen führten 

 zur Konstruktion eines Manometers , das 

 unter Zugrundelegung der bekannten Prin- 

 zipien und unter Kombination verschiedener 

 bekannter Konstruktionen für das in Frage 

 stehende Problem genügende Leistung aufwies. 

 Das Instrument ist in Fig. 1 abgebildet. Eine 

 Manometerkapsel von dem Durchmesser 7 mm 

 und der Tiefe 6 mm wird senkrecht zur 

 Trommelachse durchsetzt von der Röhre eines 

 Troikarts von 3,3 mm. Bohrung. Die Troikart- 

 röhre hat nach unten von der Manometerkapsel 

 im Lichten eine Länge von 11 mm und hat in 

 diesem Teil die geringste Wandstärke, die noch 

 genügende Festigkeit garantiert. Unmittelbar 

 hinter dem Manometer lässt sich die Fort- 

 setzung der Troikartröhre durch einen Hahn 

 schliessen, sobald das Mandrin aus der Röhre 

 gezogen ist. Hinter dem Hahn hat die Troikart- 

 röhre eine grössere Wandstärke, so dass das 

 Instrument an dieser Stelle solid in einer 

 Klammer gefasst und an einem mit dem Stein- 

 tisch verschraubten Stativ befestigt werden 

 kann. Die Spitze des Mandrins ist drei- 

 kantig zugeschliffen, um das Einstechen in das Herz zu erleichtern. Eine Rohr- 

 länge von 10 mm genügt zur Durchbohrung der dicksten Stelle des linken 

 Ventrikels eines Katzenherzens. Der unterste Teil der Troikartröhre, der in das 

 Herz eingestochen wird, hat kreisförmig um die Röhre laufende Rinnen, die das 

 Einbinden erleichtern, sowie einige seitliche Fenster, die eine Verlegung der 

 Röhrenöffnung durch Herzteile verhindern. Bespannt wurde das Manometer mit 

 Gummimembranen von verschiedener Dicke, je nach der Höhe der zu registrierenden 



Fig. 1. 



1) W. M. Bayliss .und E. H. Starling, On the form of the intraventri- 

 cular and aortic pressure curves obtained . . . Internat. Monatsschr. f. Anat. u. 

 Physiol. Bd. 11 S. 426. 



