74 Hermann Straub: 



Druckschwankungen. Für die Vorhöfe kamen dünne, für die Ventrikel sehr starke 

 Membranen zur Verwendung. Die Empfindlichkeit des Instruments musste in 

 dieser Weise variiert werden, da mir ohne grosse Veränderungen der Apparatur 

 nur eine Vergrösserung auf optischem Wege zur Verfügung stand. Die Regi- 

 strierung geschah auf photographischem Wege mit Hilfe eines auf die Gummi- 

 membran aufgeklebten Spiegels nach Frank' sehen Prinzipien. 



Die Rückwand der Manometertrommel ist abschraubbar. Ein eingelegter 

 Bleiring garantiert luftdichten Schluss der Verschraubung. Vor dem Gebrauch 

 wird das Instrument auseinandergenommen, das Mandrin herausgezogen und die 

 Rückwand abgeschraubt. In diesem Zustande wird es unter Ringer-Lösung 

 (NaHC0 3 0,015%, CaCI 2 sicc. 0,02%, KCl 0,025%, NaCl 0,925 %) untergetaucht, 

 durch kräftiges Durchspritzen von Ringer-Lösung und unter Kontrolle des 

 Auges von Luftblasen befreit, unter der Flüssigkeit die ebenfalls von Luftblasen 

 befreite Rückwand der Manometerkapsel aufgeschraubt und das ebenso behandelte 

 Mandrin eingeführt. Dieses Vorgehen garantiert luftblasenfreie Füllung des 

 Manometers während des ganzen Versuchs, da in das ins Herz eingestochene 

 Instrument bei Ausziehen des Mandrins sofort Blut nachdringt und den Raum 

 des Mandrins einnimmt. Die wirksame Masse dieses Instruments ist eine ausser- 

 ordentlich kleine. Sie besteht nur aus der Flüssigkeit, welche die Troikartröhre 

 und die Manometertrommel füllt, sowie aus der zu vernachlässigenden Masse 

 der Gummimembran und des Spiegels. Die Masse der Flüssigkeit kann aus den 

 gegebenen Ausmessungen des Instruments berechnet werden. Sie wird etwas 

 modifiziert, sobald in dem Instrument Blutgerinnung eintritt. Der ganze Versuch 

 soll also so rasch beendigt sein, dass dieses Ereignis noch nicht in die Erscheinung 

 tritt. Es würde natürlich die Güte des Manometers beeinträchtigen, wenngleich 

 ich mich überzeugt habe, dass die Kurven nach Eintritt der Gerinnung sich nicht 

 nachweisbar von den vorher aufgenommenen unterscheiden. 



Zur Prüfung der Leistungsfähigkeit wurden mit den Manometern je im An- 

 schluss an den Versuch Schwingungsversuche angestellt. Zu diesem Zwecke 

 wurde das ganze Manometersystem mit Ringer- Lösung gefüllt, das Manometer 

 mit der Röhre nach aufwärts, also umgekehrt wie beim Versuch, im Stativ be- 

 festigt und mit einer möglichst kurzen Glasröhre unter Verwendung einer dick- 

 wandigen Gummischlauchverbindung, in der sich Manometerrohr und Glasröhre 

 berührten, mit Hilfe eines Dreiweghahns abwechslungsweise mit einer grossen 

 Druckfiasche und mit der freien Luft verbunden. Die Schwingungszahl wird in 

 ganz besonders hohem Maasse durch die Stärke und Spannung der verwendeten 

 Gummimembran beeinflusst , d. h. durch den Elastizitätskoeffizienten , da ja die 

 anderen Faktoren möglichst klein gehalten waren. Auch für die dünnsten ver- 

 wendeten Gummimembranen lagen die Schwingungszahlen durchweg über 100, 

 für die in Fig. 2 und 4 abgebildeten Versuche bei 104 bzw. 120. Bei dem in 

 Fig. 3 abgebildeten Versuche kam eine etwas stärkere Membran zur Verwendung, 

 die eine Schwingungszahl von 248 ergab. Für die starken Membranen, die bei 

 der Registrierung der Ventrikeldrucke Verwendung fanden, lagen die Schwingungs- 

 zahlen bei 275 und übertrafen damit bei weitem alle bisher zu Kreislaufs- 

 versuchen verwendeten Manometer. 



