Über die Verspätung des zweiten Aktionsstromes bei Doppelreizungen etc. 459 



des Registrierwerkes kann man in der unter x ) angeführten Arbeit 

 finden. Da man bei den in Rede stehenden Versuchen stets mit 

 kleinen Zeitdistanzen, zu etwa Viooo Sek. zu tun hat, so kommt es 

 sehr viel darauf an , dass die Apparate tadellos funktionieren, und 

 dass man ganz sicher ist, dass die eine Trommelumdrehung (Feder- 

 mechanik) genau wie die andere geschieht. Das war um so mehr 

 erforderlich, als ich mich der mehrmaligen Photographie auf einer 

 und derselben Filmplatte bediente und es klar ist, dass in diesem 

 Fall jede kleinste Inkongruenz der Art der Trommelumdrehung zu 

 bedeutenden Fehlern in den erhaltenen Kurven führen kann. 

 Während meiner mehrjährigen Arbeit mit dem beschriebenen Re- 

 gistrierwerke habe ich aber gerade in bezug des berührten Punktes 

 so viele Beweise der exakten Funktionierung desselben erhalten, dass 

 ich sicher bin, in dieser Hinsicht keinen methodischen Fehler be- 

 gangen zu haben. 



Die Trommel bewegte sich rascher als in meinen früheren 

 Versuchen. Die Schnelligkeit der von der gespannten Feder ge- 

 schleuderten Trommel war während der Dauer der Aufnahme, 

 berechnet nach den Zeitmaassen (jede Welle gleich 0,02 Sek.), etwa 

 1,4 m in 1 Sek. 



Das Bild der Saite des Galvanometers wurde projeziert vermittelst 

 eines Objektivs, Zeiss 8 mm, und eines Projektionsokulars Zeiss 

 Nr. 2; das Bild war in etwa 1,5 m Projektionsentfernung 400mal 

 vergrössert aufgenommen. Die Spannung der Saite war so bemessen, 

 dass 20,0 Millivolt einen Anschlag von 1 cm beim Einschalten des 

 Widerstandes der Elektroden und des Muskels bewirkten. Die Ein- 

 stellungszeit, die man auf Grund von Eichungskurven bei jeder 

 Versuchsreihe bestimmte, war sehr gering (fast durchweg etwa 

 0,005 Sek.) und die Kurve selbst so gut wie aperiodisch. 



In den verschiedenen Versuchsreihen wurde die mehrmalige 

 Photographie in verschiedener Weise angewandt. Einmal wurden 

 die Aktionsstromkurven vom ersten Reiz allein und vom Doppelreiz 

 herrührend, ein andermal vom zweiten Einzelreiz und vom Doppel- 

 reiz herrührend zusammen aufgenommen. Die dreimalige Photo- 



1) A. Samojloff, Praktische Notizen zur Handhabung des Saitengalvano- 

 meters und zur photographischen Registration seiner Ausschläge. Arch. f. Anat. 

 u. Physiol., physiol. Abt., 1910 S. 477. 



