Über die Verspätung des zweiten Aktionsstromes bei Doppelreizungen etc. 469 



nicht. Dasselbe gilt für den Fall, wenn manche Feinheiten der Kurve 

 vom Kapillarelektrometer nicht wiedergegeben werden [s. z. B. S. 89 

 bis 91 der Piperschen Kritik 1 ) mancher Kurven von F. Buchanan 2 ]. 

 Sehen wir aber von diesen extremen Beispielen, obwohl dieselben 

 prinzipiell hier am Platze sind, ab. Nehmen wir, um näher an den 

 uns interessierenden Fall zu treten, an, wir hätten zwei identische 

 und also miteinander total zusammenfallende kapillarelektrometrische 

 Kurven vor uns. Wir führen die Korrektur derselben aus. Wird 

 jemand zweifeln können, dass auch die korrigierten, jetzt also anders 

 und zwar richtig aussehenden Kurven miteinander zusammenfallen 

 werden? Wohl nicht. Nehmen wir nun weiter an, dass wir zwei 

 Kurven haben, die beim Übereinanderlegen anfangs miteinander 

 kongruieren, dann aber von einem bestimmten Punkte auseinander- 

 gehen, also einen Divergenzpunkt entstehen lassen. W T ir korrigieren 

 die Kurven und legen die korrigierten Kurven übereinander. Kann 

 die Korrektur die Lage des Divergenzpunktes ändern? Nun, gewiss 

 nicht, denn bis zum Divergenzpunkt laufen ja die Kurven identisch. 

 Die Korrektur ist nur imstande, den Verlauf der Kurven zu ändern, 

 indem sie dieselben in richtiger Form darstellt; der Divergenzpunkt 

 der Kurven muss aber in den Originalkurven und in den korrigierten 

 an derselben Stelle liegen bleiben. W T o es also nur auf die Be- 

 stimmung des Divergenzpunktes zweier anfangs zusammenfallender 

 Kurven ankommt, wie in den Versuchen mit Doppelreizen in unserem 

 Fall, so ändert die Korrektur an der Sache absolut gar nichts, die 

 Korrektur ist hier nutzlos und überflüssig. Wenn es also Keith 

 Lucas nur auf die Bestimmuog der Verspätungszeiten ankam, was 

 auch in der Tat zutrifft, so muss man es wirklich bedauern, dass 

 er sich der überflüssigen Mühe der Korrektur, die mit Messungen, 

 Tangentenziehungen und vielem Rechnen verbunden ist, unter- 

 zogen hat. 



Ja, ich glaube sogar, dass für die Bestimmung des Divergenz- 

 punktes die korrigierten Kurven weniger geeignet sind als die un- 

 mittelbar erhaltenen kapillarelektrometrischen Kurven. Wenn man 

 bedenkt, dass zur Korrektur einer Kurve irgendwelche 10 bis 



1) H. Piper, Zur Kenntnis der tetanischen Muskelkontraktion. Zeitschr. 

 f. Biol. Bd. 52 S. 86. 1908. 



2) F. Buchanan, Tbe electrical response of muscle to voluntary reflex 

 and artificial Stimulation. Quarterly Journ. of exper. Physiol. vol. 1 p. 211. 1908. 



Pf lüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 143. 32 



