Psychophysische und psychophysiologische Untersuchungen usw. 487 



behindern. Die Transmissionseiurichtung D ist befestigt zwischen den 

 Lagern X und i. Der Ring Jf, der bloss in der Umdrehungsrichtung der 

 Achse lose siizt, trägt einen Zeiger, welcher erlaubt,die momentane Stel- 

 lung der Scheibe am Millimetermaassstab iV abzulesen. Die Ständigkeit 

 der Reibung beider Scheiben A und B wird reguliert durch eine Feder P, 

 die um die Achse g der Scheibe A angelegt ist. Bei absoluter Fixa- 

 tion aller Teile der Apparatur und einer ziemlich losen Anlegung 

 guter Übertragungsriemen ist die Geschwindigkeit der Umdrehung 

 praktisch in ihrer Konstanz sehr brauchbar. Eine Prüfung der 

 Konstanz und Grösse der Geschwindigkeiten bei verschiedener Stel- 

 lung der Scheibe B geschah mittels der graphischen Methode, indem 



<^EL 



Fig. 2. 



an einer Kymographiontrommel durch die Stimmgabel-Zeitschreibung 

 die Zeiten einzelner Umdrehungen des Episkotisters durchgezogen 

 waren. Das letzte geschah mittels einer fest mit der Achse des Epis- 

 kotisters verbundenen Zeigers, der bei jeder Umdrehung der Achse 

 die Fläche der Trommel tangiert hat. Anbei teile ich die Werte 

 für die Umdrehungsgeschwindigkeiten der Episkotisterscheibe bei 

 derselben Stellung des Transmissionsrades mit. Diese Werte sind 

 an verschiedenen Abschnitten einer Kontrollreihe abgelesen. 

 (Kolonne 2 der beigegebenen Tabelle I.) Man kann sich leicht einer 

 leidlichen Konstanz der Einzelumdrehungen vergewissern. Daneben 

 in der Kolonne 3 die Zahl der Perioden pro Sekunde, die aus den 

 abgelesenen Werten berechnet sind (eine Periode =^ Dauer des Dunkel- 

 reizes -f- und des gleich langen Hellreizes). Die nicht reduzierten 

 Werte sind in der Kolonne 1 angegeben. 



