162 Otto Meyerhof: 



benutzt. An der einen Köhre war aussen das Zuleitungsrohr befestigt, in das der 

 SauerstofFaus einer Bombe durch mehrere im Thermostaten stehende Waschflaschen 

 und eine lange „Wärmeschlange" gelangte, so dass er genau auf Thermostaten- 

 temperatur in die Blutkörperchenlösung kam, in die er durch ein vielfach durch- 

 bohrtes Glasrohr strömte. Nach dem Passieren des Versuchsgefässes wurde der 

 Sauerstoff durch das herausführende Rohr unter einen Messzylinder geleitet, so 

 dass seine Menge berechnet werden konnte. Diese wurde so klein gehalten 

 — etwa 1 Liter für 2 Stunden — , dass die für die Wärmekapazität des Sauerstoffs 

 anzubringende Korrektur ausser Betracht kam. — Für die Messungen wurden 

 verschiedene Beckmann-Thermometer benutzt, zumeist ein geprüftes, in 0,01 ° ge- 

 teiltes Thermometer, dessen Ablesungen nach dem PrüfuDgsschein korrigiert 

 wurden ; gelegentlich auch ein in 0,002 ° geteiltes Thermometer, das aber eine sehr 

 langsame Einstellung zeigte und deshalb unbequem war. Die Ablesung geschah 

 wie früher mit Lupenvergrösserung. Die Sauerstoffbestimmungen wurden nach 

 dem Warb urg' sehen Verfahren mit dem Haidane - Barcroft'schen Manometer 

 vorgenommen , unter Benutzung der Verbesserungen , die kürzlich beschrieben 

 wurden 1 ). Es wurden meist Atmungsgefässe von 6,1 — 6,3 cem, anfangs solche 

 von 3,2 cem benutzt; gelegentlich kamen auch solche von 10 — 12 cem zur Ver- 

 wendung. Stets wurde vor dem Versuch eine gleiche Menge luftgesättigter Ery- 

 throcytensuspension zur Kontrolle mit 0,05 cem w-Cyankali vergiftet; und ebenso 

 nach dem Versuch die Atmungsprobe mit der gleichen Menge Cyankali. Die 

 Grösse der Atmung ergibt sich aus der Differenz der Ausschläge dieser beiden 



vp 



Proben, nach der Formel v = -r —, — — in Kubikzentimeter Sauerstoff unter 



p Q. + at) 



Normalbedingungen von Temperatur und Atmosphärendruck (v : Volumen des Ab- 

 sorptionsgefässes plus Capillare minus eingefüllter Flüssigkeit in Kubikzentimeter. 

 p Druckabnahme im Manometer, gemessen in Millimeter Wasser bezw. wässriger 

 Lösung von gallensaurem Natrium (spez. Gew. 1,033), £> Normaldruck in Millimeter 

 der gleichen Lösung = 10000 , t = Absorptionstemperatur in ° C). Die Grösse 

 des Ausschlages ist vom Barometerdruck völlig unabhängig und daher direkt ein 

 Maass für die Menge des verschwindenden Sauerstoffs. Diese Menge wird 

 also durch Multiplikation mit 1,43 in Milligramm Sauerstoff erhalten. Da bei 

 grossen Ausschlägen der Sauerstoffgehalt des Absorptionsgefässes erheblich ge- 

 sunken ist und daher die Sättigung der Flüssigkeit durch den veränderten Partial- 

 druck herabgesetzt ist, wurde für diese Fälle eine entsprechende Korrektur 

 angebracht. 



Ehe mit den eigentlichen Messungen begonnen werden konnte 

 oder diese ganz berechenbar waren, mussten eine Reihe von Vor- 

 messungen vorgenommen werden. Diese betrafen 1. die Wärme- 

 kapazitäten der Anordnung, insbesondere die spezifische Wärme von 

 Yogel-Erythrocyten , 2. die Wärmetönungen der Gasbindungen des 



1) Warburg, Zeitschr. f. physiol. Chemie Bd. 76 S. 343. Siehe auch 

 Bd. 69 S. 457. 



