166 



Otto Meyerhof: 



Eohr, die Flüssigkeit aussen eingefüllt. Als Erythrocyten wurden Rinderblut- 

 körperchen benutzt, da Gänseerythrocyten durch Atmung Störungen ergeben hätten. 

 Die Kohlensäurelösung wurde so hergestellt, dass in geschlossenem Messzylinder 

 eine bestimmte Menge n HCl vorsichtig unter eine Lösung von Natriumbicarbonat 

 geschichtet wurde, wodurch eine äquimolekulare Menge C0 2 freigemacht wurde. 

 Nach kräftigem Vermischen unter luftdichtem Verschluss des Zylinders wurde die 

 Lösung vorsichtig in das Versuchsgefäss übergehebert. Doch fand jetzt während 

 der Wartezeit im Dewargefäss eine dauernde geringe Entgasung statt, so dass von 

 dem berechneten C0 2 -Gehalt schätzungsweise 5 — 10°/ o in Abzug zu bringen sind. 

 Eine weitere Ungenauigkeit bestand darin , dass im allgemeinen nur gegen 

 1 Stunde für den Temperaturausgleich gewartet wurde, was etwas knapp ist. Der 

 Hämoglobin gehalt wurde nach Sahli bestimmt, das Sahli'sche Hämoglobino- 

 meter durch eine maximale Sauerstoffzehrung einer abgemessenen Menge Gänse- 

 erythrocyten und nachherige Sättigung im Bar er oft 'sehen Manometer geeicht. 

 Sahli 100 entsprach 0,246 ccm 2 im Kubikzentimeter oder (da nach Hüfner 

 1,34 ccm 2 = 1 g Hämoglobin sind) 0,184 g Hämoglobin. In der folgenden Tabelle 

 sind aus den benutzten Mengen HCl-Lösung ( — 10%) und der eingefüllten Flüssig- 

 keit die Anzahl Kubikzentimeter C0 2 ausgerechnet, die sich beim Vermischen auf 

 die Blutkörperchensuspension in 240 ccm verteilen. Für die Berechnung der 

 Wärmetönung pro Bindung von 1 ccm C0 2 ist in Betracht zu ziehen, dass die 

 Kurve der C0 2 -Hämoglobinbindung sich auf die Tension der Kohlensäure bezieht 1 ), 

 also zum Vergleich für die Atmungsversuche, bei denen die Kohlensäure in 180 ccm 

 Flüssigkeit entsteht, eine um 25°/o geringere Menge Kohlensäure in Anschlag 

 zu bringen ist und bei ähnlicher Hämoglobinmenge ungefähr dieselbe Wärme- 

 tönung ergeben würde. Die gebundene Menge Kohlensäure und damit die Grösse 

 der Wärmetönung hängt von den zwei Variabein der anwesenden Menge Hämo- 

 globin und der Kohlensäuretension ab, bei grösseren Kohlensäuremengen wesent- 

 lich von der ersteren , weil dann der grösste Teil der Kohlensäure in der um- 

 gebenden Lösung bleibt. So ersieht man aus der folgenden Tabelle, dass die 



Tabelle I. 



Nr. 



Hämoglobin 

 nach Sahli 



Berechnet 



Hämoglobin 



g 



Berechnet 



co 2 



ccm 



Temperatur- 

 anstieg 

 °<J. 



Berechnet 

 g/cal 



1. 



32 



14 



50 



0,035 



8,5 



2. 



58 



25,5 



20 



0,05 



12,0 



3. 



58 



25,5 



20 



0,045 



11.0 



4. 



46 



20 



16 



0,03 



7,0 



5. 



46 



20 



16 



0,035 



8,5 



6. 2 ) 



19 



9 



70 



0,026 



6,9 



1) Siehe Bohr, Nagel's Handbuch Bd. 1 S. 71 und 103 ff. Skand. Arch. 

 Bd. 3 S. 66. 



2) Diese Messung fand im Thermostaten von 29° statt und ist, abgesehen 

 von dem Entgasungsfehler, die genaueste. Es befanden sich 38 ccm Blui körperchen 

 im Glasrohr und 220 ccm Kohlensäurelösung aussen. 



