196 Georg Ganter: 



achse eines Koordinatensystems aus gezeichnet und benennt man die 



Abszissen mit x, die Ordinaten mit y, dann wird im Beginne der 



du 

 Muskelkontraktion t^ nur sehr langsam vom Werte zu einem 

 dx 



positiven Werte übergehen. So wird während einer relativ langen 

 Zeit der Abstand an der Unterbrechungsstelle derart sein, dass 

 Funken den Luftwiderstand noch überwinden können. Dadurch 

 erfährt einmal der Stromabfall eine Verzögerung ; ausserdem werden 

 kleine Unebenheiten der Kontaktstelle einen wesentlichen Einfluss 

 auf den Zeitmoment der Stromunterbrechung ausüben. Es schien 

 mir aus diesen Gründen zweckmässiger, nicht den Beginn der 

 Muskelkontraktion, sondern einen anderen Zeitpunkt zur Unter- 

 brechung des Registrierstromkreises zu verwenden. 



Der Kontraktionsverlauf des Muskels wird dargestellt durch die 

 aufgeschriebene Kurve. Bezeichnen wir in dieser Kurve die Zeit 

 als Abszisse, die Kontraktionshöhen als Ordinaten, so lässt sich . die 

 Kontraktionshöhe als Funktion der Zeit betrachten und die Richtung 



dti 

 der Tangente an die Kurve, d. h. -7^ misst die momentane Zunahme 

 dx 



der Kontraktionshöhen. Diese Zunahme erfolgt zuerst langsam, dann 



rascher, bis sie ein Maximum erreicht. Darauf erfährt die Zunahme 



dti 

 wieder eine Verzögerung: -r 2 - nimmt erst rasch, dann langsam ab 



et 00 



bis zum Werte Null. In diesem Moment ist das Maximum der 



Kontraktionshöhe erreicht. Der absteigende Schenkel der Kurve 



durchläuft entsprechende Phasen. 



Aus dem geschilderten Verlauf der Kontraktionskurve geht 



hervor, dass zwei Gegenden besonders ungeeignet sind, den Registrier- 



d 11 

 ström unterbrechen zu lasseD : Dies sind die Gebiete, in denen -r 2 



dx 



den kleinsten Wert hat, d. i. im Beginn und auf der Höhe der 



dti 

 Kontraktion. Der günstigste Zeitpunkt liegt aber dort, wo -rf den 



Ct VC 



höchsten Wert hat. Man wird also zweckmässig die Unterbrechung 

 des Registrierstromes durch den Sehreibhebel dann herbeiführen, wenn 

 die Inflexionsstelle erreicht ist. 



Wenn diese Inflexionsstelle nun in der Mitte der Kontraktions- 

 höhe oder sogar darüber liegt, dann stellt sich eine andere Fehler- 

 quelle ein. Eine absolute Übereinstimmung der Kontraktionshöhe 



