296 



Aug. Hoffmann: 



recht schwierig, die Lagerung so zu treffen, dass gute Sus- 

 pensionskurven entstehen. Es sind aber zahlreiche Tierversuche 

 vom Verfasser, von Kahn, Saniojlow u. a. durchgeführt, 

 die es erlauben, zeitliche Verhältnisse der Tätigkeit des Herzens 

 mit den einzelnen Zacken des Elektrokardiogramms in Beziehung 

 zu bringen. Wichtig muss es erscheinen, einen Weg zu finden, 

 auch beim Menschen die Bewegungsphänomene des Herzens, der 

 Arterien und Venen in möglichst scharfe zeitliche Beziehung zum 

 Elektrokardiogramm zu bringen , besonders in solchen Fällen, 

 in denen Anomalien der Funktion vorliegen. Ich habe dieses da- 

 durch zu erreichen gesucht, dass ich Rezeptoren konstruierte, die, 

 ohne starke Eigenbewegung zu haben, einzelne Phasen des Herz- 

 spitzenstosses, des Arterien- und Venenpulses ohne Zeitverlust zu 



übertragen gestatten. Der Rezeptor 1 ), 

 dessen Durchschnitt hier abgebildet ist 

 (Fig. 1), besteht aus einer kleinen, oben 

 durch eine dünne Gummimembran G über- 

 spannten Kapsel F, welche auf die pul- 

 sierende Stelle gesetzt wird, wobei sich 

 dann die Bewegungen unmittelbar durch 

 die schmale Luftschicht auf die Gummi- 

 membran übertragen. Auf der Mitte der 

 Gummimembran ist mittelst einer kleinen 

 Fussplatte ein etwa 2 cm langer leichter Stabmagnet B auf- 

 geklebt, der allen Bewegungen der Gummimembran folgt. Das 

 freie Ende dieses Magneten spielt in eine Messingröhre, welche die 

 Mitte einer Spule A bildet, um welche ein dünner umsponnener 

 Kupferdraht von 1200 ß Widerstand in zahlreichen Windungen ge- 

 führt ist. Die Enden des Drahtes werden durch die Klemmen G mit 

 dem Saitengalvanometer von Einthoven verbunden. Die Spule 

 und die Ableitung sind in einem Gehäuse montiert, welches mit 

 einem Bajonettverschluss JE über die Kapsel gestülpt werden kann. 

 Das Gehäuse hat in den Seitenwänden einige kleine Öffnungen H, 

 damit die verdrängte Luft entweichen kann ; ebenso findet sich in 

 der Kapsel eine Öffnung, die bei einer bestimmten Stellung des 

 zylinderförmigen Gehäuses auf eine in diesem befindiche Öffnung D 



Fig. 1. 



1) Die Instrumente wurden von der Firma Albin Gröper, Düsseldorf, 

 Alexanderstrasse, angefertigt. 



