Zur Technik der Schreibung von Bewegungsvorgängen etc. 297 



passt und so gestattet , die Luft , wenn Überdruck besteht , auch 

 aus der Aufnahmekapsel zu entfernen. Durch Drehung des Gehäuses 

 wird diese Öffnung geschlossen. Wenn nun durch eine Pulsation 

 die Gummimembran in Bewegung gesetzt wird, so bewegt sich zu- 

 gleich der Magnet innerhalb der Drahtspule und induziert dort 

 Ströme, die Ausschläge am Galvanometer hervorrufen. Da der Strom 

 bei der Vorwärtsbewegung umgekekrt verläuft wie bei der Rück- 

 wärtsbewegung, so entsteht, richtigen Anschluss der Spirale am 

 Galvanometer vorausgesetzt, beim Vordrängen des Spitzenstosses oder 

 einer Arterie oder Vene ein Ausschlag des Galvanometerfadens nach 

 oben, beim Zurücksinken ein Ausschlag nach unten. Beide Aus- 

 schläge geben ohne den geringsten Zeitverlust, da die Leitung der 

 Elektrizität durch den Draht eine unmessbar kleine Zeit benötigt, 

 die Anfangs- und Endphasen der Bewegung des Herzens oder des 

 Gefässes an. In dieser Weise lässt sich der Spitzenstoss , der 

 Karotispuls sowie auch der Jugularvenenpuls schreiben und gerade 

 der letztere ist in seinen einzelnen Zacken sehr wohl in der Kurve 

 zu erkennen. Natürlich ist die Form der einzelnen Pulse durchaus 

 entstellt; denn nur wenn das Stäbchen sich bewegt, wird ein Strom 

 und ein Ausschlag am Galvanometer hervorgerufen. Wenn die 

 Arterien sich ruhig verhalten, so ist das Galvanometer stromlos und 

 so finden wir z. B. beim Karotispuls nach dem ersten Ausschlag 

 nach oben, welcher den Beginn des Pulses anzeigt, eine in der 

 Nullage horizontal verlaufende Strecke, die durch eine dem Kollaps 

 der Arterie entsprechende, abwärts verlaufende Zacke beendet wird. 

 Beide Zacken setzen sich scharf ab und können an ihnen zeitliche 

 Verhältnisse recht wohl erkannt werden. Eine Prüfung des In- 

 strumentes mittelst leichter Schläge gegen die Gummimembran er- 

 gibt die umstehend abgebildete Fig. 2, wobei sich bei a ein länger 

 und bei b ein kürzer dauernder Druck gegen die Gummimembran 

 in Anfang und Ende deutlich markiert. Fig. 3 zeigt eine Aufnahme 

 des Spitzenstosses bei einem Fall von Dissoziation zwischen Vorhof 

 und Ventrikel, Fig. 4 eine solche des Karotispulses , Fig. 5 ist die 

 Aufnahme des Jugularvenenpulses immer zugleich mit dem Elektro- 

 kardiogramm. Man erkennt in der letzteren Kurve deutlich die 

 einzelnen Phasen des Venenpulses in den Zacken wieder und kann 

 so genaue zeitliche Vergleiche zwischen beiden Kurven feststellen. 

 Ich bin auf diese Konstruktion gekommen, nachdem mir das nach 

 Art des Telephons konstruierte von Crem er angegebene, von 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 146. 20 



