Zur Technik der Schreibung von Bewegungsvorgängen etc. 



299 



Momente nicht scharf herauszuheben waren. Dass unser Instrument 

 genügend empfindlich ist, beweist die Karotis- und die Spitzenstoss- 

 kurve des Falles von Dissoziation (Fig, 3). In derselben ist deutlich 

 die durch die Vorhofkontraktion gegebene leichte Erschütterung der 

 Spitzenstossgegend zu erkennen. Vor allen Dingen hat das In- 

 strument vor dem Cremer' sehen den Vorzug, dass es auch schwache 

 Pulsationen, wie sie der Venenpuls darstellt, mit genügender Deut- 



Fie. 4. 



lichkeit darzustellen vermag. Will man zwei Bewegungserscheinungen 

 zugleich oder eine solche nebst dem Elektrokardiogramm aufzunehmen, 

 so bedarf es natürlich zweier Saitengalvanometer. 



Auf demselben Prinzip beruht ein kleines Instrument für Tier- 

 versuche, um die zeitlichen Momente der einzelnen Phasen der Tätig- 

 keit des freigelegten Herzens auf den Registrierapparat des Saiten- 

 galvanometers übertragen zu können. Es erlaubt, die Suspensions- 

 methode auch bei grösseren Tieren anzuwenden, indem durch dasselbe 

 die Bewegungen des Hebels auf das Saitengalvanometer so über- 

 mittelt werden, dass jede Bewegung des Hebels sich dort sofort 



markiert. Man kann so mit einem Saitengalvanometer das Elektro- 



20* 



